Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 44

С Т Р .  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
мервателната система трябва да се предвидят
места за монтиране на средства за измерване
на температура и налягане.
Чл. 370. (1) Измервателната система, ком-
понентите или съставните є части, чийто тип е
одобрен, трябва да носят в четлив и незаличим
вид върху скалата на показващото устройство
или върху специална табелка следните данни:
1. знака за одобрен тип;
2. наименованието или фирмения знак на
производителя;
3. означение на производителя, ако има та-
кова;
4. идентификационния номер на системата,
компонента или устройството и годината на
производство;
5. характеристиките на измервателната сис-
тема съгласно чл. 286;
6. допълнителна информация, дадена в удос-
товерението за одобрен тип.
(2) Ако в една самостоятелна система рабо-
тят няколко разходомера, които използват общи
компоненти, означенията, необходими за вся-
ка част на системата, могат да се поставят вър-
ху една табелка.
(3) Означенията върху скалата на показва-
щото устройство на разходомера—част от из-
мервателната система, не трябва да се различа-
ват от тези върху обяснителната табелка на
измервателната система.
(4) Ако измервателната система може да се
транспортира, без да се разглобява, означения-
та за всяка част също могат да се поставят вър-
ху една обща табелка.
Чл. 371. (1) Пломбирането се извършва с
пломби, като се допуска поставяне на пломби с
клещи върху определени чупливи уреди или
когато такива пломби са осигурени срещу слу-
чайно разрушаване.
(2) Пломбите трябва да са леснодостъпни.
(3) Незащитените части на измервателните
системи трябва да са снабдени с приспособле-
ния за пломбиране, за да се предотвратят опе-
рации, които да повлияят върху точността на
измерване. Такива устройства не са необходи-
ми при връзки, които могат да се разглобят само
с инструмент.
(4) Приспособленията за пломбиране тряб-
ва да са конструирани така, че да позволяват
поставянето на знак за частична първоначал-
на проверка.
(5) Табелата към основата на измервателна-
та система трябва да може да се пломбира, което
може да се комбинира с пломбирането на пояс-
нителната табелка на измервателната система
по чл. 370, ал. 1.
(6) При измервателни системи за течности
за пиене пломбите трябва да са поставени така,
че системата да се разглобява за почистване.
Чл. 372. Измервателни системи за течни
горива са системи, предназначени за зарежда-
не с течни горива на резервоарите на моторни
превозни средства, към които се включват и
измервателните системи, използвани за зареж-
дане на моторни лодки и малки самолети с теч-
но гориво. Тези системи могат да имат собстве-
но захранване или да са конструирани за инста-
лиране в централна захранваща система.
Чл. 373. Отношението между максималния
и минималния разход на измервателните сис-
теми за течни горива трябва да е минимум 10:1.
Чл. 374. (1) Когато измервателната систе-
ма за течни горива има собствено захранване,
сепараторът на газове при възможност трябва
да е монтиран непосредствено преди входа на
разходомера.
(2) Сепараторът на газове трябва да отгова-
ря на изискванията на чл. 338 или 339, които
обикновено се спазват, ако ефективният обем
на сепаратора е равен поне на 5 % от обема,
доставян за една минута при максималния раз-
ход и посочен на табелката на разходомера. В
този случай не трябва да се използва изпуска-
телното устройство по чл. 353, ал. 5.
Чл. 375. Когато измервателната система за
течни горива e конструирана за монтиране в
централна захранваща система или за дистан-
ционно презареждане, тя трябва да отговаря на
изискванията на чл. 332—351.
Чл. 376. (1) Измервателните системи за теч-
ни горива трябва да са снабдени с устройство
за многократно нулиране на показващото уст-
ройство в съответствие с изискванията към до-
пълнителните устройства за разходомерите за
течности, различни от вода, и със сумиращ
обемен брояч.
(2) Когато в системите по ал. 1 е вградено и
ценообразуващо показващо устройство, то тряб-
ва да има механизъм за нулиране.
(3) Устройствата за многократно установя-
ване на показващите устройства за сума и за
обем в нулево положение трябва да са вградени
по такъв начин, че нулирането на всяко от две-
те автоматично да нулира и другото.
Чл. 377. (1) Когато измервателната система
за течно гориво има собствено захранващо ус-
тройство, управлявано от електродвигател,
трябва да има и устройство, което след спиране
на двигателя да спира доставянето на течност,
докато показващото устройство не е нулирано.
(2) По време на доставката не се допуска по
никакъв начин възможност за нулиране.
Чл. 378. (1) В измервателните системи за
течни горива е задължително използването на
възвратния вентил по чл. 357, който се монтира
между сепаратора на газове и разходомера.
(2) Вентилът може да се разположи и непос-
редствено след разходомера, ако сепараторът
на газове е монтиран над нивото на разходоме-
ра. В този случай вентилът може да се комби-
нира с устройството по чл. 356.
(3) Когато възвратният вентил е монтиран
между сепаратора на газове и разходомера, ре-
зултантната загуба на налягане трябва да е дос-
татъчно малка, за да се счита за пренебрежима.