Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 37

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  37
Размерите на отпечатваните цифри за цената
не трябва да са по-големи от размерите на от-
печатаните цифри за измереното количество.
Чл. 307. (1) Стойността на скалното деле-
ние при отпечатване на цената трябва да е от
реда 1 Ч 10n, 2 Ч 10n или 5 Ч 10n в приетите па-
рични единици, където “n” е цяло положително
или отрицателно число или нула.
(2) Стойността по ал. 1 не трябва да надви-
шава цената на количеството, равно на макси-
мално допустимата грешка за минималното
измерено количество, означено върху скалата
на показващото устройство. Скалното деление
може и да не съответства на парична стойност,
по-малка от една стотинка.
Чл. 308. (1) Ако с разходомера се използва
ценообразуващо показващо устройство, разли-
ката между отчетената и отпечатаната цена не
трябва да превишава стойността на отпечата-
ното скално деление.
(2) Ако с разходомера не се използва цено-
образуващо показващо устройство, разликата
между отпечатаната цена и цената, изчислена
чрез отчетеното количество, и единичната цена
трябва да отговаря на изискванията на чл. 301.
Чл. 309. (1) Разходомерите за течности, раз-
лични от вода, могат да имат устройства за пред-
варително установяване, които позволяват пред-
варително да се избере количеството, което ще
се измерва, и автоматично спират потока теч-
ност, когато избраното количество е измерено.
(2) Избраното количество се показва чрез
устройство със скала и информационен ред или
чрез цифрово устройство.
Чл. 310. (1) Когато предварителното уста-
новяване може да се извърши чрез няколко не-
зависими управляващи елемента, стойността на
скалното деление на всеки управляващ елемент
трябва да е равна на обхвата за предварително
установяване на управляващия елемент на след-
ващата най-малка декада.
(2) Устройствата за предварително устано-
вяване могат да се настройват така, че дадено
количество да се избира повторно без ново ус-
тановяване на управляващите елементи.
Чл. 311. (1) Когато изобразяваните цифри на
устройствата за предварително установяване са
отделни от тези на показващото устройство и
ако е възможно да се виждат едновременно,
размерите на първите не трябва да са по-големи
от три четвърти от размерите на последните.
(2) По време на измерването показанието за
избраното количество може или да остава не-
променено, или да намалява прогресивно до нула.
Чл. 312. При нормални условия получената
разлика между избраното и отчетеното количес-
тво в края на измерването не трябва да надвиша-
ва половината от максимално допустимата грешка
за минималното доставено количество.
Чл. 313. Избраните и отчетените от показ-
ващото устройство количества трябва да се из-
разяват в еднакви единици. Те или техните сим-
воли трябва да се изобразят върху устройството
за предварително установяване.
Чл. 314. Стойността на най-малкото скално
деление на устройството за предварително ус-
тановяване не трябва да е по-малка от стой-
ността на скалното деление на първия елемент
на показващото устройство.
Чл. 315. (1) Ако е необходимо, устройствата
за предварително установяване могат да включ-
ват и устройство за бързо спиране на потока
течност.
(2) Когато устройството за предварително
установяване включва устройство за намалява-
не на разхода в края на измерването, трябва да
е осигурено и устройство за пломбиране, ако то
е необходимо, за да предотврати промяна на
направената настройка.
Чл. 316. Изискванията на чл. 312 и чл. 315,
ал. 2 не се прилагат, ако печатащият механи-
зъм е вграден към разходомера с цел отпечат-
ване на бележка от продажбата или ако при
пряка продажба на клиенти устройството за
предварително установяване е скрито.
Чл. 317. (1) Разходомерите с ценообразува-
щи показващи устройства могат да включват
и устройство за предварително установяване
на сумата.
(2) Потокът течност трябва да спира, кога-
то доставеното количество достигне избрана-
та сума.
(3) Устройството за предварително устано-
вяване на цената трябва да отговаря на изиск-
ванията за устройство за предварително уста-
новяване.
Чл. 318. Устройствата за пломбиране тряб-
ва да предотвратяват свалянето на спомагател-
ното оборудване и достъпа до компоненти, ко-
ито се настройват.
Чл. 319. (1) Разходомерите за течности, раз-
лични от вода, трябва да имат нанесени в чет-
лив и еднозначен вид върху скалата на показва-
щия механизъм или на специална табелка след-
ните данни:
1. знака за одобрен тип;
2. наименованието или фирмения знак на
производителя;
3. описания, дадени от производителя (ако
има такива);
4. идентификационния номер на разходоме-
ра и годината на производство;
5. цикличния обем;
6. максималната и минималната стойност
на разхода;
7. максималното работно налягане;
8. температурния обхват, в случай че теч-
ността се измерва при температура под минус
10 °С или над 50 °С;
9. вида на течността или течностите, които
ще се измерват, и границите на вискозитета
(кинетичен или динамичен), когато посочени-
те данни за вида на течността не са достатъчни,
за да се определи техният вискозитет.
(2) Върху скалата на показващия механизъм
трябва да са означени: