Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 47

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  47
(7) Сепараторът на газове трябва да отгова-
ря на общите изисквания по чл. 332—351 или по
отношение на втечнения газ, или по отношение
на течност с по-голям вискозитет.
Чл. 394. (1) Ако извършването на проверка-
та е затруднено, допуска се даден сепаратор на
газове да е одобрен, ако неговият ефективен
обем е не по-малък от 1,5 % от доставяния обем
за минута при максималния разход, в случаите,
когато тръбата, свързваща разходомера с ре-
зервоара за съхраняване, не е по-дълга от 25 m.
Ако същата тръба превишава дължина 25 m,
обемът на сепаратора на газове трябва да е не
по-малък от 3 % от доставяния обем за една
минута при максималния разход.
(2) Не е необходимо използване на индика-
тор на газове или наблюдателно стъкло за из-
мервателните системи за втечнен газ.
(3) Тръбата за отделяне на газовете може да
се свързва към пространството, съдържащо
газовата фаза в захранващия резервоар, или към
устройството за регулиране на налягането, на-
строено на налягане от 50 kPa до 100 kРа (0,5 bar
до 1 bar) под налягането на изхода на разходо-
мера. Към тази тръба може да има спирателен
вентил, при условие че той не може да се затва-
ря по време на процеса на измерване.
Чл. 395. (1) Обемът на кондензационния съд
зависи от обема на тръбопровода между венти-
ла на захранващия резервоар и регулатора на
налягане, разположен след разходомера, и не
трябва да е по-малък от два пъти нарастването
на обема на течността, което се получава при
спадане на температурата със стойност, обик-
новено определена на 10 °С за открити и 2 °С за
подземни или термоизолирани тръбопроводи.
(2) За определяне на обема на кондензаци-
онния съд се използват коефициентите за тер-
мично разширение:
1. за пропан и пропилен—3.103 за 1 °С;
2. за бутан и бутадиен—2.103 за 1 °С;
3. за други продукти с високо налягане на
парите стойностите на коефициента се опреде-
лят от ДАМТН.
(3) Към кондензационния съд трябва да е
монтиран ръчно управляем предпазен вентил.
(4) В измервателната система кондензаци-
онният съд трябва да се разположи в най-висо-
ката точка на тръбопровода.
(5) Изчисленият обем по метода по ал. 1 може
да се разпредели между няколко кондензаци-
онни съда, разположени в най-високите точки
на тръбопровода.
(6) Кондензационният съд е затворен резер-
воар, конструиран да събира газовете при из-
мервателни системи за втечнени газове под
налягане, съдържащи се в измерваната течност,
и да ги кондензира преди измерването.
Чл. 396. (1) В непосредствена близост до
разходомера трябва да има термосонда за пос-
тавяне на термометър. Той трябва да е прове-
рен и със скално деление не по-голямо от 0,5 °С.
(2) Между разходомера и регулатора на на-
лягане трябва да се монтира манометър.
(3) За измервателни системи, вградени в
автоцистерни, трябва да е предвидено място за
манометър.
Чл. 397. Когато измерването се извършва със
система, използвана към автоцистерни, не тряб-
ва да има свързване между газовата фаза на
захранващия и газовата фаза на приемащия
резервоар.
Чл. 398. (1) За предпазване от необичайно
високо налягане в измервателната система
могат да се вградят предпазни вентили.
(2) Ако вентилите са разположени след раз-
ходомера, те трябва да са отворени към атмос-
ферата или да са свързани към приемащия ре-
зервоар.
(3) Не се допуска разположените преди раз-
ходомера предпазни вентили да се свързват чрез
тръби към вентилите, разположени след него,
като се обхожда разходомерът.
Чл. 399. (1) Ако работните условия изискват
използване на сменяеми маркучи, те трябва да
остават пълни, ако обемът им е по-голям от
максимално допустимата грешка за минимал-
ното доставено количество.
(2) Сменяемите пълни маркучи трябва да са
оборудвани със специални присъединителни
устройства за пълни маркучи и при необходи-
мост в края им да се осигурят и ръчни изпуска-
телни устройства.
Чл. 400. За да се осигури безопасна работа,
за всеки тръбопровод, обхождащ разходомера,
контролните вентили на двойното спирателно
устройство по чл. 406 трябва да се затварят и
между два спирателни вентила или друга екви-
валентна система трябва да е монтиран мано-
метър, който да следи утечките.
Чл. 401. Изискванията на чл. 400—409 се
прилагат за преносими измервателни систе-
ми, използвани за следене при приемане на
мляко в събирателни резервоари, за стацио-
нарни измервателни системи, използвани за
приемане на мляко, и за стационарни или пре-
носими измервателни системи, използвани за
доставка на мляко.
Чл. 402. При съоръжения за приемане на
мляко точката на предаване трябва да се фор-
мира от постоянното ниво в резервоар, разпо-
ложен преди разходомера, като постоянното
ниво трябва да се вижда преди и след всяка
измервателна операция и да може да се устано-
вява многократно по автоматичен път.
Чл. 403. (1) Когато разходомерът e с помпа,
резервоарът с постоянно ниво трябва да се ин-
сталира преди помпата или между помпата и
разходомера.
(2) В случая по ал. 1 резервоарът може да се
зарежда по гравитационен принцип, чрез из-
празване на бъркалките или с помощта на спо-
магателна помпа или вакуумна система.