Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 16

С Т Р .  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
(3) Показанията на измерената температу-
ра се изразяват в градуси по Целзий (°С).
(4) Електрическите термометри за непрекъс-
нато измерване могат да се захранват с батерия
или от мрежата.
(5) Електрическите термометри за непрекъс-
нато измерване могат да се свързват с вторич-
ни показващи устройства, с печатащи устрой-
ства или други допълнителни приспособления.
Чл. 132. (1) Клиничният електрически ком-
пактен термометър е контактен термометър,
съставен от температурна сонда и отчитащо
устройство.
(2) Tемпературната сонда, сменяема или
постоянносвързана, трябва да може да се де-
зинфекцира. Сменяемата сонда може да е за
еднократна употреба, за многократна употреба
или със специално предназначение.
(3) Отчитащото устройство показва темпе-
ратурата и включва измервателен преобразу-
вател, индикаторно устройство, устройство за
самоконтрол, аларма, захранване или батерия
и приспособления за свързване на допълнител-
ни устройства.
(4) Измервателният преобразувател и инди-
каторното устройство, включително захранва-
нето и батерията, могат да са отделни компо-
ненти, свързани с подходящи кабели.
Чл. 133. (1) Температурната сонда на елект-
рическите термометри за непрекъснато измер-
ване трябва:
1. ако е сменяема сонда от съпротивителен
тип, да има определено максимално напреже-
ние, което може да се подаде към сондата през
отчитащото устройство; това напрежение не
трябва да предизвиква разсейване на енергия-
та, което да повишава температурата с повече
от 0,2 °С—при сонди за еднократна или мно-
гократна употреба, и 0,4 °С—при сонди със спе-
циално предназначение, когато се потапят в ета-
лонна водна вана с температура (37 ± 0,1) °С;
2. да има такава термична стабилност, че
след престояването є в продължение на 100 часа
при 80 °С или в продължение на 300 часа при
55 °С термометърът да отговаря на изискване-
то за максимално допустимите грешки;
3. да има такава електрическа изолация, че
когато е потопена в електропроводима среда,
да не предизвиква промени в показваната тем-
пература, по-големи от 0,02 °С;
4. мястото на чувствителния елемент в сон-
дата да е такова, че когато тя е потопена на
дълбочина по-голяма от 50 mm от върха є във
водна баня с температура в обхвата на измерва-
не на термометъра, показваната температура
да не се променя с повече от 0,05 °С от темпера-
турата, показвана при дълбочина 80 mm;
5. да е достатъчно здрава, за да издържи на
механичното натоварване при нормални усло-
вия на употреба;
6. ако е сменяема, да е снабдена с щепсел
или друг накрайник за бързо прекъсване на
електрическата верига; контактното съпротив-
ление на изводите на сондата или съпротивле-
нието на изолацията между веригите сонда—
земя да не причинява изменение на показвана-
та температура с повече от 0,02 °С;
7. да удовлетворява изискванията за макси-
мално допустими грешки и след подлагане на
контактната є част на процедурите за почиства-
не и дезинфекция, предписани от производителя;
8. да осигурява сигнал, който да не се изменя
с повече от 0,05 °С, когато температурата на
проводниците є се изменя в границите, посоче-
ни от производителя.
(2) Материалите, от които са изработени час-
тите на сондата, влизащи в контакт с тялото,
трябва да са съвместими с телесните тъкани.
Чл. 134. Отчитащото устройство на елект-
рическите термометри за непрекъснато измер-
ване трябва:
1. да осигурява на температурната сонда от
съпротивителен тип достатъчно ниско захран-
ващо напрежение, така че разсейването на енер-
гията да не повишава температурата с повече
от 0,2 °С—за сонди за еднократна и многократ-
на употреба, и 0,4 °С—за сонди със специално
предназначение;
2. да осигурява ясно показание в обхвата на
измерване на термометъра;
3. при включване на допълнителни устройс-
тва към него да осигурява стабилност на пока-
занията на термометъра;
4. да осигурява цифрова индикация за време
най-малко 1 s и с височина на цифрите поне 4 mm;
5. да включва устройство за самопроверка,
което:
а) има максимална грешка ± 0,1 °С;
б) при свързване с дистанционен измервате-
лен преобразувател трябва периодично автома-
тично да проверява цялото отчитащо устрой-
ство за две или повече стойности на специфи-
цирания обхват на измерване;
6. работата на аналоговото отчитащо уст-
ройство да не зависи от положението му в прос-
транството, освен ако е поставено ясно изиск-
ване за това;
7. да е снабдено с механично средство за
регулиране към скално деление или стойност
на температурата, които са извън или на грани-
цата на обхвата на измерване;
8. разстоянието между две съседни черти на
скалното деление да е поне 1,0 mm, а чертите да
са с еднаква дебелина не по-голяма от една пета
от широчината на скалното деление.
Чл. 135. (1) Компактният термометър трябва:
1. при захранване от мрежата да не показва
отклонение от действителната температура по-
голямо от определеното от производителя при
изменение на номиналните стойности на нап-
режението с 10 % и на честотата—с 2 %;
2. да е снабден с устройство, което да осигу-
рява ясна индикация или предупредителен сиг-
нал, когато напрежението е извън границите,
определени от производителя; в този случай