Държавен вестник, бр. 54, 2005 г., стр. 69

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
2.3.5.1. максимална мощност на дозата на
входния екран на конвенционалните ЕОП—не
повече от 0,8 µGy.s-1, а при режим с висока мощ-
ност на дозата не повече от 1,0 µGy.s-1;
2.3.5.2. максимална мощност на дозата с
обратното разсейване от страната на рентгенова-
та тръба—не повече от 100 µGy.min-1;
2.3.5.3. разделителната способност на
изобразяващата система (включва ЕОП и телеви-
зионна система) да бъде най малко:
—0,8 mm-1—за полета 30—35 сm;
—1,0 mm-1—за полета 23—25 сm;
—1,4 mm-1—за полета 15—18 сm;
—2,0 mm-1—за споткамери;
2.3.5.4. граничната нискоконтрастна въз-
приемчивост върху монитора при автоматичен
режим да бъде не по малка от 4 %;
2.3.5.5. таймерът, отчитащ интегрално-
то време за скопия, трябва да прекъсва експона-
цията при изтичане на предварително зададеното
време (не повече от 10 min), като 30 s преди изти-
чането му трябва да се включи предупредителен
звуков сигнал;
2.3.5.6. размер на полето—отношението
на площите на лъчевото и входното поле на ЕОП
трябва да е по голямо от 1,15;
2.3.6. серийни снимки:
2.3.6.1. мощност на дозата при диаметър
на ЕОП 23 сm—не по-малка от 0,20 µGy за кадър;
2.3.6.2. мощност на дозата с обратно раз-
сейване—в интервала 100—300 µGy.min-1 за 25 ка-
дъра/s;
2.3.7. конвекционална томография:
2.3.7.1. разлика между зададена и измере-
на височини на среза—не по-малка от 5 mm;
2.3.7.2. при преход към следваща томо-
графска равнина разликата между измерената и
желаната височина на среза—не по-голяма от 2 mm;
2.3.7.3. разликата между зададения и из-
мерения ъгъл на люлеене—не по-малка от 5° при
работа с ъгли, по-големи от 30°, а при по-малки
ъгли—по-малка разлика;
2.3.7.4. разделителната способност на
образа—по-висока от 1,6 mm-1.
2.3.8. рентгенови филми, фолио и касети:
2.3.8.1. използваните филмфолийни ком-
бинации—клас на чувствителност 200 и повече;
2.3.8.2. максимална разлика между стой-
ностите на оптичната плътност на филмите, екс-
понирани в различни касети—по-малка от 0,3 OD
(при еднакви геометрични условия и експонаци-
онни данни);
2.3.8.3. върху екранирания филм не тряб-
ва да има артефакти, получени от замърсявания и
дефекти на касетите и усилващото фолио;
2.3.8.4. върху проявения неекспониран с
рентгеново лъчение филм от касета, престояла по
10 min от двете страни върху негативоскоп, не тряб-
ва да се откриват тъмни ивици или петна;
2.3.8.5. върху снимките—не трябва да има
области с нарушена нерязкост, с различна оптич-
на плътност, резултат от лош контакт между фил-
ма и усилващото фолио в касетата;
2.3.9. проявяване:
2.3.9.1. при изключено осветление и след
5-минутна адаптация на тъмно—не трябва да се
откриват светлинни пропуски;
2.3.9.2. проявителна машина—контрол
минимум веднъж седмично чрез експониране в
тъмната стая на необлъчен филм със светлинен
сенситометър и последващо денситометриране на
получената сенситограма:
—воалът на филма не по-голям от 0,2 OD;
—индексът на чувствителност спрямо базовата
стойност—разлика не по-голяма от 0,2 OD;
—индексът на контраста спрямо базовата стой-
ност—разлика не повече от 0,2 OD;
2.3.10. условия за разчитане:
2.3.10.1. яркост на негативоскопите—
по-голяма от 1700 cd.m2, а при мамографии—над
3000 cd.m2;
2.3.10.2. негативоскопът трябва да е с хо-
могенна яркост—измерена в различните участъ-
ци, разликата със средните стойности не по-голя-
ма от 30 %;
2.3.11. рентгенова компютърна томография:
2.3.11.1. качество на образа: настройка
на СТ числата; еднаквост на хаунфийлдовите чис-
ла в различни райони на хомогенен фантом нис-
коконтрастна визуализация; шум на образа—с
разлика от базовата стойност не повече от 20 %,
дебелина на среза—с разлика от базовата стой-
ност не повече от 20 % или 1 mm; разделителна
способност—с разлика от базовата стойност не
повече от 20 %;
2.3.11.2. доза на пациента—компютър-
томографския дозов индекс за единичен срез, при
всички възможни дебелини на среза и за всички
филтри—с разлика от базовата стойност не пове-
че от 20 %;
2.3.12. рентгенова мамография:
2.3.12.1. конструктивни показатели: раз-
стояние фокус-филм—по-голямо от 600 mm; опти-
чен фокус—0,3 mm и 0,1 mm за увеличени мамо-
графии; противодифузионна решетка с буки-фак-
тор, по-малък от 3;
2.3.12.2. рентгенов източник: разстояние-
то между ръбовете на филма и гръдната опора—по-
малко от 4 mm; мощност на дозата—по-голяма от
10 µGy.s-1, лъчев дебит—по-голям от 40 µGy(mA.s)-1
на 1 m от фокуса; анодно напрежение—разлика
между действителна и зададена стойност не повече
от 1 kV; слой на полуотслабване между 0,3 mm Al и
0,4 mm Al еквивалент;
2.3.12.3. експонационен автомат: наст-
ройка на експономата, разлика между оптичните
плътности на филмите—не по-голяма от 0,10 OD;
предпазен таймер;
2.3.12.4. компресия—силата на компре-
сия трябва да е между 130 и 200 N и да е непроме-
нена най-малко 1 min;
2.3.12.5. време на експонация—времето
на експонация трябва да бъде по-малко от 2 s;
2.3.12.6. качество на образа—висококонт-
растна разделителна способност, по-голяма от
13 mm-1; гранична нискоконтрастна визуализа-
ция—минимален различим контраст—не по-ма-
лък от 1,3 %;
2.3.12.7. доза на млечната жлеза;