Държавен вестник, бр. 36, 2013 г., стр. 8

СТР.  8	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  36
Чл. 38. (1) Правилният монтаж и функ­
ционирането на средствата за непрекъснати 
(автоматични) измервания на емисиите на 
вредни вещества в атмосферния въздух и 
емисиите на вредни и опасни вещества в отпа­
дъчните води подлежат на контрол и годишни 
контролни изпитвания, както е предвидено в 
приложение № 1.
(2) Контролните изпитвания по ал. 1 се 
възлагат от оператора и се извършват от ак­
редитирани лица и лаборатории, притежаващи 
сертификат за извършване на тези дейности, 
издаден от Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация“ или национален орган 
за акредитация, страна по Многостранното 
споразумение на Европейската организация за 
акредитация или Международна организация 
за акредитация на лаборатории.
(3) Средствата за измерване се калибрират 
не по-малко от един път в рамките на една 
календарна година.
(4) Автоматичните средства за измерване, 
използвани за провеждане на собствени не­
прекъснати измервания (СНИ) и собствени 
периодични измервания (СПИ) за вредни 
вещества в атмосферния въздух, подлежат 
на проверка от собственика или ползвателя 
на обекта чрез паралелни измервания по съ­
ответните референтни методи поне веднъж 
годишно.
Чл. 39. Периодичните измервания за оп­
ределяне на емисиите на вредни вещества в 
атмосферния въздух и емисиите на вредни 
и опасни вещества в отпадъчните води се 
извършват съгласно условията по т. 1 – 3 на 
приложение № 1.
Г л а в а  д е в е т а
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА 
НА ЕМИСИИТЕ
Чл. 40. При спазване на условията по при­
ложение № 1 емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от инста­
лациите за изгаряне или инсталациите за 
съвместно изгаряне на отпадъци и свързаните 
с тях технологични параметри, подлежат на 
следните измервания:
1. собствени непрекъснати (автоматични) 
измервания на емисиите на азотни оксиди, 
въглероден оксид, общ прах (прахови части­
ци), общ органичен въглерод, хлороводород, 
флуороводород и серен диоксид – в случаите, 
когато за тях са установени НДЕ;
2. не по-малко от две СПИ на емисиите на 
тежки метали и диоксини и фурани в рамките 
на една календарна година, като през първи­
те дванадесет месеца от експлоатацията на 
инсталацията се осъществява едно измерване 
на всеки три месеца;
3. собствени непрекъснати измервания на 
обемния дебит, налягането и температурата 
на отпадъчните газове и съдържанието на 
кислород и водни пари в тях;
4. собствени непрекъснати измервания на 
температурата по чл. 12, 14 и 17 в близост 
до вътрешната стена или в друга представи­
телна точка от горивната камера съгласно 
чл. 12, ал. 4.
Чл. 41. Съдържанието на кислород в 
отпадъчните газове, времето на престой и 
задължителната минимална температура се 
проверяват при всяко пускане в експлоатация 
на инсталацията за изгаряне или инсталаци­
ята за съвместно изгаряне, включително при 
възможно най-неблагоприятните условия на 
експлоатация, които могат да се предвидят.
Чл. 42. (1) Непрекъснатото измерване на 
емисиите на флуороводород по чл. 40, т. 1 
не се извършва в случаите, когато използ­
ваните в дадена инсталация за изгаряне или 
инсталация за съвместно изгаряне методи за 
пречистване на емисиите на хлороводород 
осигуряват постигането на установените НДЕ 
на хлороводород.
(2) В случаите по ал. 1 емисиите на флуо­
роводород подлежат на СПИ не по-малко от 
два пъти за една календарна година, като в 
течение на първите дванадесет месеца от екс­
плоатацията на инсталацията се осъществява 
едно измерване на всеки три месеца.
Чл. 43. (1) Непрекъснатото измерване на 
съдържанието на водни пари по чл. 40, т. 3 
не се извършва в случаите, когато пробите 
от отпадъчните газове се изсушават преди 
анализа на емисиите.
(2) В случаите по ал. 1 съдържанието на 
водни пари се определя периодично.
Чл. 44. (1) Компетентните органи могат 
да допускат с издаваните от тях разрешения 
или комплексни разрешителни по чл. 3, ал. 1 
замяната на непрекъснатите измервания на 
емисиите на хлороводород, флуороводород и 
серен диоксид по чл. 40, т. 1 с периодични в 
случаите, когато операторът на инсталацията 
докаже с подаденото от него заявление и при­
ложените към него документи, че емисиите 
на тези вредни вещества при никакви обсто­
ятелства няма да превишават установените 
за тях НДЕ.
(2) Компетентните органи могат да до­
пуснат с издаваните от тях разрешения или 
комплексни разрешителни по чл. 3, ал. 1 замя­
ната на непрекъснатите измервания на азотни 
оксиди по чл. 40, т. 1 със СПИ по отношение 
на съществуващи инсталации за изгаряне на 
отпадъци с номинален капацитет под 6 тона 
отпадъци на час или в съществуващи инста­
лации за съвместно изгаряне на отпадъци с