Държавен вестник, бр. 76, 2004 г., стр. 23

Б Р О Й  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  23
1.4. Всеки рентгенов апарат, използван в осъщест-
вяването на програма за скрининг при социалнозначи-
ми заболявания, трябва да отговаря на изисквания,
определени в съответната програма.
2. Уредби за конвенционална рентгенография, рент-
геноскопия и томография:
2.1. Рентгенов източник:
—точност на анодното напрежение: отклонението
на измерената стойност от зададената не трябва да е
по-голямо от ± 5 % при анодни напрежения над 70 kV
и ± 7 % при напрежения под 70 kV;
—повторяемост на анодното напрежение: откло-
нението на всяка измерена стойност от средната стой-
ност при най-малко три последователни измервания,
направени при повторяеми условия, не трябва да е
по-голямо от ± 5 %;
—обща филтрация: трябва да е по-голяма от 2,5 mm
алуминиев еквивалент; при анодни напрежения 80—
100 kV да е поне 3 mm Al, при напрежения 100—125 kV—
4 mm Al, и 5 mm Al при напрежения над 125 kV;
—време на експонация: отклонението на измерена-
та стойност от зададената не трябва да е по-голямо от
± 10 % за времена, по-големи от 100 ms, и ± 15 % за по-
малки от 100 ms;
—лъчев дебит на рентгеновия източник: трябва да
е по-голям от 25 µGy(mA.s)-1 на 1 m от фокуса при дейс-
твителна стойност на анодното напрежение 80 kV; на-
маляването на лъчевия дебит с повече от 35 % спрямо
началната му стойност (измерена с нова рентгенова
тръба) е индикация за износване на тръбата;
—повторяемост на лъчевия дебит при еднакви ус-
ловия на измерване: отклонението на всяка измерена
стойност от средната стойност при най-малко три пос-
ледователни измервания, направени при повторяеми
условия, не трябва да е по-голямо от ± 20 %;
—повторяемост на лъчевия дебит при изменение
на анодния ток: отклонението на всяка измерена стой-
ност от средната стойност при измервания, направени
при постоянна стойност на напрежението и при раз-
лични стойности на анодния ток, не трябва да е по-
голямо от ± 15 %;
—повторяемост на лъчевия дебит при изменение
на количеството електричество: отклонението на вся-
ка измерена стойност от средната стойност при из-
мервания, направени при постоянна стойност на нап-
режението и при различни стойности на произведе-
нието аноден ток.време, не трябва да е по-голямо от
20 %.
2.2. Блендираща система и светлинен визьор:
—разликата между границите на лъчевото поле и
светлинното поле за всяка от четирите страни не тряб-
ва да e по-голяма от ± 1 % от зададеното разстояние
фокус-филм;
—разстоянието между образа на кръста на свет-
линния визьор и центъра на лъчевото поле не трябва
да е по-голямо от 1 % от зададеното разстояние фо-
кус-филм;
—разстоянието между образа на кръста на светлин-
ния визьор и центъра на филма не трябва да е по-голя-
мо от 1 % от зададеното разстояние фокус-филм;
—точност на автоматичната блендираща система:
разликата между границите на лъчевото поле и на фил-
ма за всяка от четирите страни не трябва да e по-голяма
от ± 2 % от зададеното разстояние фокус-филм;
—работният сноп трябва да се ограничава според
изследвания обект, като върху четирите страни на фил-
ма трябва да остават необлъчени ивици с широчина
най-малко 5 mm.
2.3. Експонационен автомат (експономат) при рент-
генография—препоръчва се за всеки апарат за рентге-
нография:
—разликата между оптичната плътност на филми-
те, експонирани при еднаква дебелина на обекта, при
две различни времена на експонация (малко и голямо),
не трябва да е по-голяма от ± 0,3 OD;
—разликата между оптичната плътност на филми-
те, експонирани при еднаква дебелина на обекта, но
при различни стойности на анодното напрежение в из-
ползвания на практика диапазон, не трябва да е по-
голяма от ± 0,3 OD;
—максималната разлика между всяка стойност на
оптичната плътност и средната, измерени за филми,
експонирани с еднаква настройка на експономата и
при еднакво анодно напрежение, но при различни ти-
пични дебелини на обекта, не трябва да е по-голяма
от ± 0,3 OD.
2.4. Електронно-оптичен преобразувател (ЕОП)—
задължителен за всички уредби за рентгеноскопия:
—желателно е рентгеноскопичният апарат да е обо-
рудван с устройство за автоматичен контрол на мощ-
ността на дозата и на яркостта за ЕОП;
—максималната мощност на дозата на входния ек-
ран на конвенционалните ЕОП с диаметър 25 cm без
противодифузионна решетка и при автоматичен конт-
рол на мощността на дозата и на яркостта за ЕОП не
трябва да превишава 0,8 µGy.s-1 при експониране на под-
ходящ фантом (напр. 20 cm PMMA); за режим с висока
мощност на дозата (напр. в интервенционалната рент-
генология) максималната мощност на дозата не трябва
да превишава 1,0 µGy.s-1; измерената мощност на доза-
та на входния екран на ЕОП с автоматичен контрол не
трябва да се различава с повече от ± 25 % от базовата
стойност (измерена при пуска на апарата);
—максималната мощност на дозата с обратното раз-
сейване върху кожата на пациента или подходящ фан-
том (напр. 25 cm PMMA) от страната на рентгеновата
тръба не трябва да превишава 100 µGy.min-1;
—разделителната способност на изобразяващата сис-
тема, включваща ЕОП и телевизионната система, трябва
да бъде най-малко:
0,8 mm-1 за полета 30—35cm;
1,0 mm-1 за полета 23—25 cm;
1,4 mm-1 за полета 15—18 cm;
2,0 mm-1 за спот-камери;
—граничната нискоконтрастна възприемчивост,
оценявана от образа върху TV монитора при автомати-
чен режим, трябва да бъде равна или по-малка от 4 %;
—таймерът, отчитащ интегралното време за ско-
пия, трябва да прекъсва експонацията при изтичане на
предварително зададено време, което не трябва да е по-
голямо от 10 min; 30 s преди изтичането му трябва да се
включи предупредителен звуков сигнал;
—размер на полето: отношението на площите на
лъчевото поле и на входното поле на ЕОП трябва да е
по-малко от 1,15; ръбовете на блендиращото устройст-
во трябва да се виждат върху екрана.
2.5. Серийни снимки (кинематография):
—мощността на дозата на входа на ЕОП с диаметър
23 cm трябва да бъде по-малка от 0,20 µGy за кадър;
—мощността на дозата с обратното разсейване вър-
ху кожата на пациента или подходящ фантом (напр. 20 cm
PMMA) е най-често в интервала 100—300 µGy.min-1 за
25 кадъра/s.
2.6. Конвенционална томография:
—разликата между зададената и измерената висо-
чина на среза трябва да е по-малка от ± 5 mm;
—при преход от една томографска равнина към
следващата височината на среза не трябва да се разли-
чава от желаната с повече от ± 2 mm;
—разликата между зададения и измерения ъгъл
на люлеене трябва да е по-малка от 5° при работа с
ъгли > 30°, а при по-малки ъгли тази разлика трябва
да е по-малка;
—разделителната способност на образа трябва да
бъде по-висока от 1,6 mm-1.
2.7. Рентгенови филми, фолии и касети:
—използваните филм-фолийни комбинации трябва
да са с клас на чувствителност 200 и повече; усилващи-
те фолии трябва да са комбинирани спектрално с рент-
геновите филми;