Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
на разговора, продължителността на разговора
в брой регистрирани таксуващи импулси и брой
на изчислените таксуващи единици.
Чл. 719. Системите за таксуване на телефон-
ни разговори трябва:
1. да осигуряват недвусмислена идентифи-
кация на отделните модули;
2. при техническа възможност да осигуряват
възможност за пломбиране срещу неправоме-
рен достъп на тези модули, манипулацията с
които може да доведе до неверни резултати от
измерване;
3. при техническа възможност да имат оси-
гурено място за поставяне на знаци, удостове-
ряващи резултатите от метрологичния контрол.
Чл. 720. (1) Грешката на измерване продъл-
жителността на телефонен разговор трябва да
е в границите ± 2 s.
(2) Грешката на изчисляване на таксуващи-
те единици трябва да е в границите ± 1.
Чл. 721. Системите за таксуване на телефон-
ни разговори трябва да осигуряват нормална
работа и да запазват метрологичните си харак-
теристики при температура на околната среда
от 10 до 40 °С.
Чл. 722. Системите за таксуване на телефон-
ни разговори се пускат на пазара и/или в дей-
ствие след одобряване на типа и първоначална
проверка и подлежат на последващи проверки.
Чл. 723. Методиките за изпитване на систе-
мите за таксуване на телефонни разговори се
съставят от оператора, съгласуват се от между-
ведомствена комисия, съставена от представи-
тели на Министерството на транспорта и съоб-
щенията, Комисията за регулиране на съобще-
нията, ДАМТН и далекосъобщителния опера-
тор и се одобряват от председателя на ДАМТН
и от министъра на транспорта и съобщенията.
Чл. 724. Първоначална проверка и послед-
ващи проверки се извършват на мястото на
пускане в действие в присъствието на предста-
вители на заявителя.
Раздел XXXIV
Хронометри за часово заплащане
Чл. 725. (1) Хронометрите за часово запла-
щане са средства за измерване, предназначени
за измерване на интервали от време, свързани
с търговски плащания.
(2) В зависимост от принципа на действие
хронометрите за часово заплащане могат да са
механични и електронни. Те могат да са обособе-
ни като отделни устройства или да представляват
част от програмно осигуряване към компютър.
(3) Отчитането на показанията на хрономе-
търа за часово заплащане може да се извършва
от дисплея на самия уред или на монитора при
компютърно отчитане.
(4) Показанията на хронометъра за часово
заплащане се изразяват в дата, час и минута.
Чл. 726. Хронометрите за часово заплащане
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. показанието на хронометъра да е едноз-
начно;
2. да имат защита на възпроизведената ска-
ла за време и/или на използвания интервал от
време.
Чл. 727. (1) Изискванията към климатични-
те, механичните и електромеханичните усло-
вия на околната среда се определят в класове.
(2) Климатичните условия се разделят в след-
ните класове:
1. клас С2—за затворени пространства, чия-
то температура и влажност не се контролират,
като при тези условия хронометрите за часово
разплащане могат да се излагат на слънчево и
топлинно излъчване, на течение, на въздейст-
вието на кондензат, на вода от различни източ-
ници (но не дъжд) и на обледеняване;
2. клас С3—за отворени пространства със
средни климатични условия за страната.
(3) Механичните условия се разделят в след-
ните категории:
1. клас М1—за пространства с несъществени
вибрации и удари;
2. клас М2—за пространства със значителни
вибрации и удари.
(4) Производителите трябва да определят
условията на работа в спецификацията на хро-
нометрите за часово разплащане в съответст-
вие с изискванията на ал. 1—3.
Чл. 728. (1) Хронометърът за часово запла-
щане трябва да има скала или дисплей, видими
за потребителя.
(2) Скалата или дисплеят трябва да осигуря-
ват пълен обем информация за интервала от
време—начало и край по дата, час и минута.
Чл. 729. (1) Хронометър за часово заплащане
с устройство за предварително плащане трябва
да показва стойността на оставащия кредит или
стойността на оставащия интервал от време.
(2) Грешката на показанието на оставащия
кредит или стойността на оставащия интервал
от време трябва да е по-малка или равна на едно
скално деление.
Чл. 730. (1) Всеки хронометър трябва да има
табелка, с изключение на хронометрите за ча-
сово заплащане с компютърно отчитане.
(2) Върху табелката трябва да има следни-
те незаличими, лесно четими и видими отвън
данни:
1. идентификационен знак на производите-
ля или търговска марка;
2. обозначение на типа;
3. идентификационен номер и година на
производство.
(3) Върху табелката трябва да е предвидено
място за поставяне на знака за първоначална
проверка.
Чл. 731. Механичните хронометри за часово
заплащане трябва да осигуряват възможност за:
1. пломбиране;
2. поставяне на знаци, удостоверяващи ре-
зултатите от метрологичния контрол.