Държавен вестник, бр. 13, 2018 г., стр. 108

СТР.  108	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  13
 
годишно 
10% 
10. Собствена хомогенност 
на дет.поле за 99mTc. 
 
1,2 
пусково и  
седмично 
Допустима 
нехомогенност: до 6% за 
планарна и до 4% за 
SPECT 
При нехомогенност: над 8% за 
планарна и над 6% за SPECT 
 
11. Собствена хомогенност 
на дет.поле за 131І 
 
1 
пусково и 
веднъж 
годишно 
Допустима 
нехомогенност: до 6% за 
планарна и до 4% за 
SPECT 
При нехомогенност: над 8% за 
планарна и над 6% за SPECT 
 
12. Хомогенност на дет.поле 
за  колиматоритe за 99mTc  и 
131I 
1 
пусково и 
веднъж 
годишно 
Допустима 
нехомогенност: до 6% за 
планарна и до 4% за 
SPECT 
При нехомогенност: над 6% за 
планарна и над 4% за SPECT 
 
13. Собствена 
пространствена 
(геометрична) разделителна 
способност в CFOV и  UFOV 
на дет.поле 
 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Отклонение до +10% от 
техн.спесификация 
Отклонение над 10% от 
техн.спесификация 
 
14. Пространствена 
(геометрична) разделителна 
способност на системата  
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Отклонение до 10% от 
техн.спесификация 
Отклонение над 10% от 
техн.спесификация 
за рутинно 
използвания колима-
тор (LEGP или LEHR)  
на 0 см и на 10 см от 
колиматора 
15. Максимална скорост на 
броене 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Отклонение до  -10% от 
техн.спесификация 
Отклонение над  -20% от 
техн.спесификация 
 
16. Чувствителност на 
системата за рутинно 
използвания колиматор 
(LEGP или LEHR) 
 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Отклонение до -10% от 
техн.спесификация 
Отклонение над  -10% от 
техн.спесификация 
 
17. Сравнение на 
чувствителността на 
системата (при два 
детектора) 
 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Допустима разлика до 
10% 
При разлика над 10% 
 
18. Прецизност на 
регистрирането 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Изпълнява критерия на 
2 
Не изпълнява критерия на 2 
 
19. Собствена линейност на 
дет.поле 
 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Отклонение до 10% от 
техн.спесификация 
Отклонение над 10% от 
техн.спесификация 
При наличие на 
съответни  програма и 
фантом 
 
Пусковото изпитване се преустановява до отстраняване на проблема в случай, че: 
- вътрешната (собствена) разделителна способност не отговаря на техн.спецификация;  
- вътрешната (собствена) линейност не отговаря на техн.спесификация; 
- фонът на детектора е по-висок от 700 cps.  
 
 
Таблица 3. Основни изпитвания на SPECT гама камера 
 
Контролиран 
параметър 
Степен на 
компетентност* 
Минимална 
честота на 
контролиране 
Граници на 
нормална 
работа 
Граници на 
безопасна 
работа 
Забележка 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Изпитванията за планарна гама камера (таблица 2) трябва да са преминали успешно, за да започнат изпитванията за СПЕКТ гама камера (таблица 
3). 
1. Автоматично 
хоризонтиране на детектора 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Съвпадение с 0(нулата)  
на индикатора (дисплея) 
Отклонение от 0 на индикатора 
(дисплея) 
контрол с прецизна 
водна либела 
2. Център  на ротация (COR) 
(за всеки детектор) 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
В границите на 
техн.спесификация 
Извън границите на 
техн.спесификация 
 
3. Геометр.разд.способност в 
трансверзална равнина – 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Отклонение до 10% от 
техн.спесификация или 
от референтната 
стойност 
 
При отклонение над 10% от 
техн.спесификация или от 
референтната стойност 
 
без разсейваща среда; 
радиално и 
тангенциално,  
на 0см и 9см от ос на 
ротация