Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 8

СТР.  8	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
2. всяка част на електронните везни, из­
мерващи в движение.
Чл. 24. Непосочени в този раздел метро­
логични и технически изисквания са опре­
делени в OIML R 134 Везни с автоматично 
действие за измерване на МПС в движение и 
за измерване на осово натоварване.
Чл. 25. (1) Везните, измерващи в движение, 
се предоставят на пазара и/или се пускат в 
действие след одобряване на типа и първо­
начална проверка и подлежат на последващи 
проверки.
(2) За изследване на типа се извършва 
изпитване на една везна, напълно инстали­
рана на мястото на експлоатация, и на една 
везна или неин основен модул, представен за 
изпитване в лаборатория.
Раздел IV
Средства за измерване на термална енергия
Чл. 26. (1) Средството за измерване на тер­
мална енергия измерва термалната енергия, 
която се отдава в топлообменна верига по­
средством течност, наречена топлопренасяща 
течност (топлоносител).
(2) Средството за измерване на термална 
енергия е или компактно средство за измер­
ване (неделимо), или средство за измерване, 
съставено от възли – преобразувател на раз­
ход, двойка преобразуватели на температура 
и калкулатор (делимо), или комбинация от 
тях (хибридно).
Чл. 27. Средствата за измерване на тер­
мална енергия се предоставят на пазара и/
или се пускат в действие след оценено и 
удостоверено съответствие със съществените 
изисквания, определени по реда на Наредбата 
за съществените изисквания за оценяване на 
съответствието на средствата за измерване, 
и подлежат на последващи проверки по реда 
на тази наредба.
Чл. 28. (1) Максималните допустими отно­
сителни грешки при последваща проверка на 
средства за измерване на термална енергия 
с оценено съответствие и от одобрен тип, за 
съответния клас на точност, приложими за 
неделимите средства за измерване, изразени 
в проценти от действителната стойност за 
всеки клас на точност, са:
Е = Еf + Еt + Еc,
където Еf, Еt, Еc са съгласно ал. 2 – 4.
(2) Максималната допустима относителна 
грешка на преобразувателя на разход при 
последваща проверка, изразена в проценти, 
за класовете на точност:
Клас 1: Ef = ± (1 + 0,01•qp/q), но не повече 
от  ±5 %;
Клас 2: Ef = ± (2 + 0,02•qp/q), но не повече 
от ± 5 %;
Клас 3: Ef = ± (3 + 0,05•qp/q), но не повече 
от ± 5 %,
където грешката Ef дава връзката между от­
четената стойност и действителната стойност 
чрез зависимостта между изходния сигнал на 
преобразувателя на разход и действителния 
обем или маса. 
(3) Максималната допустима относителна 
грешка на двойката преобразуватели на тем­
пература при последваща проверка, изразена 
в проценти:
Et = ± (0,5 + 3•Δθmin/Δθ),
където грешката Et дава връзката между от­
четената стойност и действителната стойност 
чрез зависимостта между изходния сигнал на 
двойката преобразуватели на температура и 
температурната разлика.
(4) Максималната допустима относителна 
грешка на калкулатора, изразена в проценти:
Ec = ± (0,5 + Δθmin/Δθ),
където грешката Ec дава връзката между 
отчетената и действителната стойност на 
количеството топлина.
(5) Грешката на делимите и хибридните 
средства за измерване за измереното коли­
чество топлина се определя чрез грешките 
на съставящите ги компоненти и е равна на 
аритметичната сума от техните грешки в 
проценти.
(6) Стойностите на разхода, температурата 
и температурната разлика, при които се оп­
ределят максималните допустими грешки на 
съставните възли на средства за измерване на 
термална енергия, са съгласно определените 
в БДС EN 1434-5.
(7) Стойностите на разхода и температурна­
та разлика, при които се определя максимал­
ната допустима грешка на компактно средство 
за измерване (неделимо) на термална енергия, 
са съгласно определените в БДС EN 1434-5.
(8) Знаци за последваща проверка се пос­
тавят на всеки отделен възел на делимите и 
хибридните средства за измерване на термална 
енергия от одобрен тип или с оценено съот­
ветствие, във вида и на местата, определени 
от производителя и/или посочени в серти­
фикат (удостоверение), ако има информация 
за това. При липса на такава информация 
знакът се поставя на подходящо място, така 
че да е видим или да защитава вътрешната 
конструкция на възела.
Чл. 29. (1) Срокът на валидност на пос­
ледващата проверка на партида средства за 
измерване на термална енергия, предназначени 
за използване за битова, търговска употреба 
и за употреба в леката промишленост, може 
да бъде удължен, ако са налице условията 
за прилагане на метода за статистически 
контрол и при проверка на извадка от пар­
тидата са постигнати критериите съгласно 
приложение № 2.
(2) Методът за статистически контрол може 
да бъде приложен, ако срокът на валидност на