Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 129

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  129  
дично или при поискване му предоставя списък 
с одобренията на системи по качеството, които 
е отказал, спрял е действието им или по друг 
начин е ограничил.
10. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 3, 5.1, 
5.5, 7 и 8 могат да бъдат изпълнявани от негов 
упълномощен представител, от негово име и на 
негова отговорност, при условие че са посочени 
в пълномощното.
Раздел X
Модул F: Съответствие с типа въз основа на 
проверка на продукта
1. Съответствие с типа въз основа на про-
верка на продукта е тази част от процедурата 
за оценяване на съответствието, чрез която 
производителят изпълнява задълженията си по 
т. 2, 5.1 и 6 и осигурява и декларира на своя от-
говорност, че съответните средства за измерване, 
за които се прилагат разпоредбите на т. 3, са в 
съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС 
изследване на типа, и отговарят на изискванията 
на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
Производителят взема всички необходими 
мерки за това производственият процес и не-
говото наблюдение да осигурят съответствието 
на произвежданите средства за измерване с 
одобрения тип, описан в сертификата за ЕС из-
следване на типа, и с изискванията на наредбата, 
приложими към тях.
3. Проверка
Нотифициран орган, избран от производителя, 
извършва подходящи изследвания и изпитвания 
или организира тяхното извършване, за да про-
вери съответствието на средствата за измерване 
с типа, описан в сертификата за ЕС изследване 
на типа, и съответните изисквания на наредбата.
Изследванията и изпитванията за проверка 
на съответствието на средствата за измерване 
със съответните изисквания се извършват по 
избор на производителя или чрез изследване и 
изпитване на всяко средство за измерване, както 
е посочено в т. 4, или чрез изследване и изпитва-
не на средствата за измерване на статистическа 
основа, както е посочено в т. 5.
4. Проверка за съответствие чрез изследване 
и изпитване на всяко средство за измерване
4.1. Всички средства за измерване се изследват 
поотделно и се извършват подходящи изпитва-
ния, посочени в съответните хармонизирани 
стандарти и/или нормативни документи, и/или 
равностойни изпитвания, установени в други 
подходящи технически спецификации, за да се 
провери тяхното съответствие с одобрения тип, 
описан в сертификата за ЕС изследване на типа, 
и съответните изисквания на наредбата.
При липса на хармонизиран стандарт или 
нормативен документ съответният нотифициран 
орган решава кои изпитвания са подходящи за 
извършване.
4.2. Нотифицираният орган издава сертификат 
за съответствие по отношение на извършените 
изследвания и изпитвания на средството за из-
мерване и нанася идентификационния си номер 
върху всяко одобрено средство за измерване или 
изисква идентификационният му номер да се 
нанесе на негова отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за 
съответствие на разположение на компетентните 
органи в продължение на 10 години след пус-
кането на пазара на средството за измерване.
5. Проверка за съответствие на статистическа 
основа
5.1. Производителят предприема всички необ-
ходими мерки за това производственият процес и 
неговото наблюдение да осигурят еднородността 
на всяка произведена партида и представя сред-
ствата си за измерване за проверка под формата 
на еднородни партиди.
5.2. От всяка партида се взема случайна из-
вадка в съответствие с изискванията на т. 5.3. 
Всички средства за измерване от една извадка се 
изследват поотделно и се извършват подходящи 
изпитвания, посочени в съответните хармонизи-
рани стандарти и/или нормативни документи, 
и/или еквивалентни изпитвания, установени в 
други подходящи технически спецификации, с 
цел да се провери съответствието им с типа, 
описан в сертификата за ЕС изследване на типа, 
и с приложимите изисквания на наредбата и да 
се определи дали партидата да бъде приета, или 
отхвърлена. При липса на такъв хармонизиран 
стандарт или нормативен документ съответният 
нотифициран орган решава кои изпитвания са 
подходящи за извършване.
5.3. Изисквания към статистическата про-
цедура
Статистическият контрол се основава на 
качествени признаци. Извадковата система 
осигурява:
а) ниво на качество, което съответства на 
95-процентна вероятност за приемане, при не-
съответствие, по-малко от 1 %;
б) граница на качество, която съответства 
на 5-процентна вероятност за приемане, при 
несъответствие, по-малко от 7 %.
5.4. В случай че дадена партида бъде приета, 
всички средства за измерване в нея се считат 
за одобрени, с изключение на онези средства от 
извадката, за които е установено, че не са пре-
минали задоволително извършените изпитвания.
Нотифицираният орган издава сертификат 
за съответствие по отношение на извършените 
изследвания и изпитвания и нанася идентифика-
ционния си номер върху всяко одобрено средство 
за измерване или изисква идентификационният 
му номер да бъде нанесен на негова отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за 
съответствие на разположение на компетентните 
органи в продължение на 10 години след пус-
кането на пазара на средството за измерване.
5.5. В случай че дадена партида бъде от-
хвърлена, нотифицираният орган предприема 
подходящи мерки, за да предотврати пускането 
на тази партида на пазара. При често отхвърля-
не на партиди нотифицираният орган може да 
прекрати проверката на статистическа основа и 
да предприеме подходящи мерки.
6. Маркировка за съответствие и ЕС декла-
рация за съответствие