Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 67

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
1. при аналогова скала—2 % от максимума
на скалата за всеки обхват;
2. при цифрова скала—2 единици от най-
малката декада.
(3) В температурния обхват от 10 °C до 35 °C
показанието на нулата не трябва да се променя
с повече от ± 2 % за аналогова скала и с повече
от една единица за цифрова скала.
(4) В температурния обхват от минус 10 °C
до 40 °C показанието на нулата не трябва да се
променя с повече от ± 5 % за аналогова скала и
с повече от две единици за цифрова скала.
Чл. 586. Електронните дозиметри трябва да
показват претоварване, когато мощността на
еквивалентната доза надвишава:
1. сто пъти обхвата им на измерване—за уре-
ди с горна граница на измерване 0,1 Sv.h-1;
2. десет пъти обхвата на измерване—за уре-
ди с горна граница на измерване 10 Sv.h-1, и да
възстановяват работоспособността си след от-
страняване на претоварването.
Чл. 587. Електронните дозиметри трябва да
могат да издават звуков и/или светлинен сиг-
нал, когато е достигнато определено ниво на
еквивалентната доза и/или мощността на екви-
валентната доза и това ниво да може да се нас-
тройва от оператор.
Чл. 588. Обхватът на измерване на индиви-
дуалните дозиметри по еквивалентна доза не
трябва да бъде по-малък:
1. за фотонно и високоенергийно бета лъче-
ние—от 1 µSv.h-1 до 1 Sv.h-1;
2. за неутрони—от 10 µSv.h-1 до 0,1 Sv.h-1.
Чл. 589. Обхватът на измерване на индивиду-
алните електронни дозиметри по мощност на
еквивалентната доза не трябва да бъде по-малък:
1. за фотонно и високоенергийно бета-лъче-
ние—от 1 µSv до 1 Sv;
2. за неутрони—от 10 µSv до 1 Sv.
Чл. 590. Обхватът на измерване на клинич-
ните дозиметри трябва да е в границите:
1. по мощност на кермата и погълната доза—
от 0,1 mGy.min-1 до 10 Gy.min-1;
2. по керма и погълната доза—от 0,1 mGy до
10 Gy.
Чл. 591. (1) Обхватът на измерване на дози-
метрите с аналогова скала трябва да е между 10
и 100 % от обхвата на показанията.
(2) Обхватът на измерване на дозиметрите с
цифрова индикация трябва да е между втората
декада и пълния обхват на показание.
Чл. 592. (1) При нормални условия на упот-
реба, когато електронният дозиметър е наст-
роен съгласно инструкцията за употреба, ос-
новната грешка не трябва да е по-голяма от
± 15 % за еквивалентна доза и от ± 20 % за мощ-
ност на еквивалентната доза при енергия на
фотоните от 137Cs.
(2) Допуска се грешката при най-малката
декада или скала за величината мощност на
еквивалентната доза да е в границите ± 30 %.
Раздел XXV
Дозиметри
Чл. 578. Изискванията на този раздел се
отнасят до индивидуалните и клиничните до-
зиметри.
Чл. 579. (1) Индивидуални дозиметри са сред-
ства за измерване, предназначени за измерване
на индивидуална еквивалентна доза и/или мощ-
ност на индивидуалната еквивалентна доза.
(2) Индивидуалните дозиметри са елект-
ронни, кондензаторни, термолуминесцентни
и филмови.
Чл. 580. (1) Клиничните дозиметри са сред-
ства за измерване на погълната доза, керма и
експозиция и/или мощност на погълнатата доза,
кермата и експозицията от фотонно лъчение
при диагностика и терапия в медицината, при
лъчеви технологии в промишлеността и като
еталонни дозиметри.
(2) Детекторите на клиничните дозиметри
са йонизационни камери.
Чл. 581. Индивидуалните дозиметри трябва
да са градуирани в единици за еквивалентна доза
Hp(d), Sv и/или в мощност на еквивалентна доза
Hp(d), Sv.h-1.
Чл. 582. Клиничните дозиметри трябва да са
градуирани в единици за керма Ka, Gy, погълна-
та доза Dw, Gy, или експозиция X, C.kg-1, и/или
мощност на кермата Ka, Gy.min-1, погълнатата
доза Dw, Gy.min-1 или експозицията X, A.kg-1.
Чл. 583. (1) Индивидуалните дозиметри
трябва да имат размери и маса, позволяващи
дозиметърът да се носи върху работното об-
лекло на човека.
(2) Индивидуалните дозиметри трябва да
имат приспособление за закрепване върху ра-
ботното облекло.
(3) Индивидуалните дозиметри могат да са с
директно или с индиректно отчитане.
(4) Върху индивидуалните дозиметри тряб-
ва да бъде ясно маркирана точката, за която се
отнася измерваната величина.
Чл. 584. (1) Oриентацията на камерата спря-
мо източника на лъчение при клиничните до-
зиметри трябва да e посочена.
(2) Клиничните дозиметри могат да са с
линейна скала—аналогова и/или цифрова.
(3) Клиничните дозиметри могат да са снаб-
дени с радиоактивни източници за контрол на
работоспособността им.
(4) Нелинейността на скалата на клинични-
те дозиметри с аналогова скала не трябва да е
по-голяма от 5 %.
Чл. 585. (1) Дозиметрите трябва да са така
конструирани, че да не задържат радиоактив-
но замърсяване и да могат лесно да се дезак-
тивират.
(2) Показанията на нулата на дозиметрите
при нормални условия след нулиране и 30 min
подгряване не трябва да надвишават следните
стойности след 4 h работа: