Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
(3) Върху градуираните скали на броячите
единицата на градуиране трябва да е показана
ясно и недвусмислено в кубични метри или в
десетичните дробни на кубичния метър, а нача-
лото на скалата да е означено с нула.
(4) Интервалът между скалните деления
трябва да е постоянен по цялата скала и да е
поне 1 mm.
(5) Стойността на скалните деления трябва
да е от реда (1 Ч 10n, 2 Ч 10n или 5 Ч 10n) m3, къ-
дето “n” е цяло положително или отрицателно
число или нула.
(6) Градуираната скала трябва да е с фини и
еднакви линии. В случаите, когато деленията
са от реда 1 Ч 10n m3 или 2 Ч 10n m3, всички ли-
нии, представляващи кратни на 5, както и в
случая на деление от реда 5 Ч 10n m3, всички ли-
нии, представляващи кратни на 2, трябва да са
по-дълги от другите.
(7) Стрелката или фиксираният знак трябва
да са достатъчно тънки, за да позволяват сигур-
но и лесно отчитане на показанието.
(8) Броячът може да има сменяем знак, кой-
то да е с достатъчна големина, за да позволява
фотоелектрично сканиране. Знакът не трябва
да скрива градуировката и ако е необходимо,
може да замества цифрата “0”. Той не трябва да
влияе на точността на отчитане.
Чл. 459. (1) Диаметрите на ролките на бро-
яча трябва да са с размер над 16 mm.
(2) Диаметърът на градуираните скали по
чл. 458, ал. 2, т. 2 трябва да е с размер над 32 mm.
Чл. 460. (1) Броячът трябва да е конструи-
ран така, че отчитането да се извършва с прос-
то съпоставяне на цифрите.
(2) Нарастването с една цифра на която и да
е част от брояча трябва да се извърши, когато
цифрата на съседния по-нисък обхват се пози-
ционира върху последната десета от своя пъ-
лен оборот.
(3) Разходомерът за газ трябва да е констру-
иран така, че броячът да може да се демонтира
лесно по време на изследването за одобряване
на типа.
Чл. 461. (1) Всеки разходомер за газ трябва
да носи следните означения или върху скалата,
или върху специална табелка с данни, или раз-
пределени между двете:
1. знака за одобрен тип;
2. наименованието или знака на произво-
дителя;
3. идентификационния номер и годината на
производство на разходомера за газ;
4. означението на размера на разходомера за
газ, което съдържа главна буква G, следвана от
цифра, която е посочена в приложение № 25 или
приложение № 28;
5. максималния разход във вида “Qmax ... m3/h”;
6. минималния разход във вида “Qmin ... m3/h
(или dm3/h)”;
7. максималното работно налягане във вида
“Pmax ... МPa (или kPa, или Pa, или bar, или mbar)”;
8. за обемни разходомери за газ—номинал-
ната стойност на цикличния обем във вида
“V ... m3 (или dm3)”;
9. означенията по чл. 455 и чл. 456, ал. 1, ако
се изискват, като те могат да се нанесат върху
други табели или върху самия разходомер.
(2) Означенията трябва да са ясни, четливи
и неизтриваеми при нормални условия на упот-
реба на разходомера за газ.
Чл. 462. (1) Разходомерът за газ може също
да носи:
1. търговско означение;
2. специален идентификационен знак;
3. наименование на дистрибутора на газ;
4. означение, което показва, че разходоме-
рът отговаря на български стандарт, въвеждащ
европейски стандарт;
5. данни, свързани с извършените ремонти.
(2) Не се поставят други данни и означения,
освен ако са предвидени в удостоверението за
одобрен тип.
(3) Държавната агенция за метрология и
технически надзор може да определи случаи, в
които върху табелката трябва да се означи ви-
дът на газа.
Чл. 463. Местата за разполагане на знаците
за проверка и на пломбите трябва да са избрани
така, че демонтирането на частта, запечатана
чрез знаците или пломбите, да доведе до тяхно-
то разрушаване.
Чл. 464. Когато означенията по чл. 461 са
поставени върху специална табелка с данни и
тя не е неподвижно закрепена, един от знаците
или пломбите трябва да бъде разположен така,
че да препятства махането на табелката и да се
разрушава при премахването є.
Чл. 465. Места за разполагане на знаците от
проверка или пломбите трябва да са осигурени
върху:
1. всички табелки, носещи означения по
чл. 461, с изключение на табелките, които са
неподвижно закрепени;
2. всички части на разходомера за газ, които
не могат по друг начин да се предпазят от вме-
шателство, което може:
а) да повлияе или да промени показанията на
показващото устройство на разходомера за газ;
б) да промени или разруши връзката между
измервателното устройство и показващото ус-
тройство;
в) да свали или подмени части на разходоме-
ра, които оказват влияние върху метрологич-
ните характеристики;
3. връзката между сменяемите допълнител-
ни устройства или върху устройствата за защи-
та по чл. 456, ал. 5.
Чл. 466. (1) При диафрагмените разходомери
за газ се приемат стойности за максималния
разход, горните граници на съответните мини-
мални разходи и минималните стойности на
цикличните обеми, съответстващи на означени-
ето “G” съгласно таблицата в приложение № 25.