Държавен вестник, бр. 24, 2021 г., стр. 122

СТР.  122	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  24
нарастването на множествения миливолтов сигнал трябва да се извърши чрез въвеждане 
и изваждане на линейната горелка, както е описано в точка 4.4. Дебитът на метановия газ 
с чистота поне 95% трябва да се променя в диапазона от около 0,004 m3/min до 0,02 
m3/min на достатъчни стъпки, за да се даде възможност данните да се изчислят в добре 
дефинирана крива на нарастването на компенсирания със стек миливолтов сигнал 
спрямо нетната или по-ниската входяща скорост на топлината. Подобно калибриране 
трябва да се извърши с калибриращата горелка, разположена в хладния край на 
образеца. Двете криви трябва да показват съответствие в указаната скорост на отделяне 
на топлина в рамките на около 15 %. Типична крива е показана на фигура 9. Кривата за 
калибриращата горелка в горещия край на образеца трябва да се използва за отчитане на 
всички измервания за отделяне на топлина. Това завършва калибрирането и 
изпитвателното оборудване е готово за употреба. 
5 
МОНТАЖ И МЕХАНИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА АПАРАТУРАТА ЗА ИЗПИТАНИЕ 
НА ЗАПАЛИМОСТТА 
Подмонтажът на лъчевия панел е завършен, с изключение на опорните скоби и 
ревербераторния екран. Оборудването може да бъде монтирано така, че да позволява 
изпитание на образци с дебелина до 50 mm. 
5.1 
Рамката на панела трябва да бъде поставена изправена на нивелиран под, за 
предпочитане на мястото, където ще се използва оборудването. 
5.2 
Въртящият се пръстен трябва да се монтира на трите си водещи лагери. 
5.3 
Монтажната рамка на панела трябва да бъде закрепена заедно, а към пръстена - 
с четири болта. 
5.4 
Трябва да се провери дали пръстенът се намира във вертикална равнина. Ако 
грешката е голяма, може да е необходимо регулиране на мястото на носене на горния 
пръстен. Преди да се извърши такова регулиране, трябва да се определи дали грешката 
се дължи на прекомерното отстояние между пръстена и лагерните валяци. Ако случаят е 
такъв, ролките с по-голям диаметър могат да коригират проблема. 
5.5 
Четирите опорни скоби на панела трябва да бъдат закрепени към светещия панел 
в четирите ъгъла. Не използвайте твърде много сила, за да закрепите тези скоби на 
място. Преди монтирането на тези скоби в отвора, който ще бъде най-отдалечен от края 
на панела, се поставя един 35 mm винт с капачка M9. Тези винтове осигуряват средство за 
монтиране на панела. 
5.6 
Върху всеки от монтажните винтове на панела трябва да се поставят четири 
шайби, а панелът - да се монтира върху монтажната скоба. 
5.7 
Трябва да се провери ъгълът на повърхността на светещия панел спрямо 
равнината на монтажния пръстен. Това може да се постигне чрез квадрат на дърводелец 
и измервания на повърхността на огнеупорните плочки в двата края на панела. Всяко 
отклонение от изисквания ъгъл от 15° може да се регулира чрез увеличаване или 
намаляване на броя на шайбите на монтажните винтове. 
5.8 
Излъчващият панел трябва да се завърти така, че да сочи към образец, монтиран 
във вертикална равнина. 
5.9 
Повърхността на панела следва да бъде проверена с нивелир, за да се 
гарантира, че е разположена и във вертикална равнина. 
5.10 
Рамката на образеца с опорни релси за образеца от страната и долната страна и 
държачът на пилотната горелка, монтиран в приблизителни положения, трябва да се 
приближи до рамката на горелката и двете рамки да се закрепят заедно с два болта и