Държавен вестник, бр. 80, 2006 г., стр. 26

С Т Р .  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
18. Показването върху дисплея на количество-
то, на което се основава транзакцията, трябва да
бъде постоянно, докато всички участници в тран-
закцията приемат резултата от измерването.
19. Измервателните системи за директна про-
дажба трябва да са прекъсваеми.
20. Наличието на какъвто и да е процент въздух
или газ в течността не трябва да води до вариация
на грешката, по-голяма от стойностите, зададени
в т. 16.
21. Дисплеят на бензиномерните колонки не
трябва да дава възможност за нулиране по време
на измерването.
22. Ново измерване може да се започне само
когато  дисплеят е нулиран.
23. Когато измервателната система има дисп-
лей за цената, разликата между показаната на
дисплея цена и цената, изчислена от единичната
цена и отчетеното количество течност, не трябва
да превишава цената, съответстваща на Еmin. Тази
разлика  не трябва да бъде по-малка от най-малка-
та парична стойност.
24. Системата трябва да бъде оборудвана с ус-
тройство за аварийно електрическо захранване,
което да гарантира всички измервателни функции
по време на прекъсване на  основното електричес-
ко захранване, или да бъде оборудвана с устройст-
ва за запазване и изобразяване на текущите данни,
за да се осигури завършване на текущата транзак-
ция, както и да има устройства за спиране на пото-
ка в момента на прекъсване на основното елект-
рическо захранване.
25. Класовете на точност  при пускане в дейст-
вие са дадени в таблица 5.
Таблица 5
Клас на
Тип на измервателната система (ИС)
точност
0,3
ИС върху тръбопроводи
0,5
Всички ИС, ако не е посочено друго в
тази таблица, в частност:
Бензиномерни колонки (различни от
LPG);
ИС на автоцистерни за течности с малък
вискозитет (< 20 mPa.s);
ИС за товарене/разтоварване на танкери
и авто- и жп цистерни(1);
ИС за мляко;
ИС за презареждане на самолети.
1,0
ИС за втечнени газове под налягане, из-
мервани при температура, равна или по-
голяма от минус 10 °С;
ИС, обикновено от клас 0,3 или 0,5, но
използвани за течности:
—чиято температура е по-малка от ми-
нус 10 °С или по-голяма от 50 °С;
—чийто динамичен вискозитет е по-го-
лям от 1000 mPa.s;
—чийто максимален обемен разход е не
по-голям от 20 l/h.
1,5
ИС за втечнен въглероден двуокис;
ИС за втечнени газове под налягане, из-
мервани при температура под минус 10 °С
(различни от криогенни течности).
2,5
ИС за криогенни течности (температура
под минус 153 °С)
(1) Може да се изисква за измервателни систе-
ми с класове на точност 0,3 или 0,5, когато се из-
ползват за събиране на данъци за минерални мас-
ла при товарене/разтоварване на кораби и авто- и
жп цистерни.
Забележка. Производителят може да зададе по-
добър клас на точност за даден тип измервателна
система.
26. Измерваното количество трябва да бъде
изобразявано в милилитри, кубични сантиметри,
литри, кубични метри, грамове, килограми или
тонове.
За целите на приложението:
“Разходомер” е средство за измерване, предназ-
начено да измерва непрекъснато, да запаметява и
да показва  количеството течност, протичащо през
измервателния преобразувател в затворен пълен
тръбопровод при условията на измерване.
“Калкулатор” е част от разходомера, който
получава изходни сигнали от измервателния пре-
образувател (преобразуватели), а също и от спо-
магателни измервателни устройства, и показва
резултатите от измерване.
“Спомагателно измервателно устройство” е
устройство, свързано към калкулатора, измерва-
що определени величини, които се явяват харак-
теристики на течността, с цел да се направи корек-
ция и/или превръщане.
“Преобразуващо устройство” е част от калку-
латора, което, отчитайки характеристиките на
течността (температура, плътност и др.), измерва-
ни чрез използване на спомагателни  измервател-
ни устройства или съхранени в паметта, автома-
тично превръща:
а) обема на течността, измерен при условията
на измерване, в обем при базовите условия и/или в
маса, или
б) масата на течността, измерена при условия-
та на измерване, в обем при условията на измерва-
не и/или в обем при базовите условия.
Преобразуващото устройство включва съответ-
ните спомагателни измервателни устройства.
“Базови условия” са определени условия, към
които се привежда количеството течност, измере-
но при условията на измерване.
“Бензиномерна колонка” е система за измер-
ване, предназначена за многократно пълнене на
резервоарите на моторни превозни средства, мал-
ки лодки и малки самолети.
“Работа в режим на самообслужване” е работа,
която позволява на клиента да използва една из-
мервателна система с цел да получи някакво коли-
чество течност за собствена употреба.
“Устройство, работещо на самообслужване” е
специално устройство, част от оборудването, кое-
то осигурява режима на самообслужване и позво-
лява една или повече измервателни системи да
работят в режим на самообслужване.
“Минимално измервано количество” е най-
малкото количество течност, за което измерва-
нето с измервателната система е метрологично
приемливо.
“Пряко показание” е показанието, обем или
маса съобразно начина на измерване, което може
да бъде измерено физически от разходомера. Пря-
кото показание може да се превръща в друга вели-
чина посредством превръщащо устройство.