Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 28

С Т Р .  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
2. мярка до ръба, на която вътрешният обем
е равен на номиналната є вместимост;
3. мярка за пренасяне (пресипване), пред-
назначена за пренасяне (пресипване) на теч-
ност преди консумация.
Чл. 227. (1) Вместимостта се определя от
вътрешния обем на мярката от дъното до ръба
или до поставения знак.
(2) Мярката може да има знак само за една
номинална стойност или скала с набор от но-
минални стойности на обема.
Чл. 228. (1) Мерките за обем трябва да са
конструирани и произведени така, че да под-
държат метрологичните си характеристики при
нормални условия на употреба за предвидения
период на употреба.
(2) Материалните мерки за обем трябва да
осигуряват повторяемост и възпроизводимост
на резултатите от измерване на обема на нале-
тите в тях течности при приблизително еднак-
ви условия на околната среда или когато се
използват от различни потребители.
Чл. 229. (1) Материалите, от които са напра-
вени мерките, трябва да са подходящи за услови-
ята, при които са предназначени да се използват.
(2) Мерките за обем трябва да са направени
от материал с такава твърдост и да имат такава
дебелина на стените, че да не се деформират
при нормални условия на употреба и да запаз-
ват вместимостта си в границите на максимал-
но допустимата грешка.
Чл. 230. Мерките за пренасяне/пресипване
трябва да са конструирани така, че изменение
на съдържанието, равно на максимално допус-
тимата грешка, да предизвиква изменение на
нивото на течността с 2 mm от върха или от
знака за напълване.
Чл. 231. Мерките за пренасяне/пресипване
трябва да са конструирани така, че да не въз-
препятстват пълното изпразване на измерва-
ната течност.
Чл. 232. Мерките за обем със знак за напъл-
ване могат да са означени за различни номи-
нални стойности на обема, но не повече от 3,
като се допуска поставянето на допълнителен
знак за напълване до половината, когато той не
води до объркване.
Чл. 233. (1) Знаците трябва да са поставени
така, че да са ясни, видими и неизтриваеми и да
не дават възможност за злоупотреба или обър-
кване на една номинална стойност на обема с
друга при употреба на мерките за обем.
(2) Означението на номиналната стойност
трябва задължително да се придружава от еди-
ницата на измерване.
Чл. 234. Отчитането на всеки резултат от
измерване трябва да е ясно и недвусмислено и
да се придружава от такива означения и надпи-
си, които са необходими за информиране на
потребителя за значимостта на резултата. При
нормални условия представеният резултат тряб-
ва лесно да се отчита.
Чл. 235. Когато мерките са с много малки
размери или са твърде чувствителни, за да може
да им се постави съответната информация, те
се придружават от подходящо означена доку-
ментация.
Чл. 236. Относителните максимално допус-
тими грешки за мерки за обем трябва да са в
границите:
1.  ± 3 %—за мерки за пренасяне/пресипване;
2.  ± 5 %—за мерки със знак за напълване с
обем, по-малък от 200 ml;
3.  ± 3 %—за мерки със знак за напълване с
обем, по-голям или равен на 200 ml;
4.  от 0 до 10 %—за мерки до връх с обем, по-
малък от 200 ml;
5.  от 0 до 6 %—за мерки до връх с обем, по-
голям или равен на 200 ml.
Чл. 237. Мерките за обем се пускат на паза-
ра и/или в действие след първоначална провер-
ка без одобряване на типа и не подлежат на
последващи проверки.
Чл. 238. Първоначалната проверка се извър-
шва при температура на околната среда и вода-
та 20 °С.
Чл. 239. Положението на правилно отчита-
не е свободното положение на повърхността на
течността.
Чл. 240. (1) Знакът за първоначална провер-
ка се поставя върху мярката за обем така, че да
не се нарушават метрологичните им характе-
ристики.
(2) Знакът за първоначална проверка се пос-
тавя върху придружаващата ги документация,
когато е невъзможно да се постави върху мяр-
ката за обем.
Раздел XIII
Водомери
Чл. 241. (1) Водомерите са средства за из-
мерване, предназначени за непрекъснато опре-
деляне на обема на водата, която преминава
през тях, и са снабдени с измервателно устрой-
ство, свързано към показващо устройство.
(2) Водомерите биват водомери за студена
вода и водомери за топла вода.
(3) Студена е водата с температура от 0 °С до
30 °С, топла е водата от 30 °С до 90 °С.
Чл. 242. (1) Изискванията на този раздел се
прилагат само към водомери, които работят
изцяло на механични принципи и използват
обемни камери с подвижни стени или действи-
ето на скоростта на водата върху скоростта на
въртене на подвижна част (радиална или акси-
ална турбина, ротор и др.).
(2) Изискванията на чл. 244—255 не се отна-
сят за водомери с електронни устройства, като
показанията на водомера трябва да съответст-
ват на реда от разряди, посочен като означения
в чл. 251, ал. 2.
Чл. 243. (1) Техническите и метрологичните
характеристики на водомерите се определят
чрез следните величини: