Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 59

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  59
1. за разходомери от G 1,6 до G 10 включител-
но—1000 часа, като изпитването може да се пре-
късва, но трябва да завърши в рамките на 60 дни;
2. за разходомери от G 16 до G 650 включи-
телно—с такава продължителност, че всеки
разходомер да измери обем въздух или газ, съ-
ответстващ на работа 1000 часа при максима-
лен разход на разходомера, като изпитването
трябва да се завърши в рамките на 6 месеца.
(5) При диафрагмени разходомери за газ с
цикличен обем по-малък от стойностите, посо-
чени в таблицата в приложение № 25, продъл-
жителността на изпитването за издръжливост
трябва да е 2000 часа и то трябва да се проведе
върху по-голям брой разходомери от този в
чл. 483, ал. 1, съответстващ на описанието и ха-
рактеристиките на разходомера.
Чл. 485. (1) След изпитването за издръжли-
вост диафрагмените разходомери за газ трябва
да съответстват на следните изисквания:
1. в целия обхват на измерване разликата
между максималната и минималната грешка
като функция на разхода да не надвишава 4 %
за всеки отделен разходомер;
2. стойностите на грешките да не се отлича-
ват една от друга с повече от 1,5 % от съответ-
ните първоначални стойности, освен при мини-
мален разход, когато при протичане на газа
показанието на разходомера намалява;
3. механичната загуба на налягането да не
нараства с повече от 20 Pa (0,2 mbar).
(2) Ако на изпитване са подложени най-мал-
ко 3 разходомера за газ, поне два от тях трябва
да отговарят на изискванията по ал. 1.
Чл. 486. Когато заявлението за одобряване
на типа се отнася до модификация на одобрен
тип диафрагмен разходомер за газ, се установя-
ва съответствието на модификацията с изиск-
ванията на чл. 482 и чл. 483, ал. 3—5.
Чл. 487. (1) Изследването на образеца/образ-
ците ротационни разходомери за газ и турбин-
ни разходомери за газ включва определяне на
грешките на всеки разходомер чрез изпитване
с въздух с плътност 1,2 kg/m3. Всеки резултат
трябва да се разглежда отделно.
(2) Кривата на грешката на всеки от разхо-
домерите трябва да е в границите на максимал-
но допустимите грешки при първоначална про-
верка за обхвата от стойности на разхода, за
които е заявено одобряването на типа.
(3) Разликата между максималната и мини-
малната стойност на грешките за всеки от раз-
ходомерите не трябва да надвишава 1 % в об-
хвата от стойности между половината от мак-
сималния разход и максималния разход.
Чл. 488. (1) Образецът/образците ротацион-
ни разходомери за газ и турбинни разходомери
за газ се изпитват за издръжливост с въздух
или с газ.
(2) Изпитването за издръжливост при въз-
можност трябва да се провежда при максимал-
ни стойности на разхода. Периодът на работа
трябва да е такъв, че всеки разходомер да изме-
ри обем въздух или газ, съответстващ на 1000
часа работа при максимален разход, като об-
щата продължителност на изпитването не над-
вишава 6 месеца.
(3) След изпитването за издръжливост раз-
ходомерите се изследват отново с въздух с плът-
ност 1,2 kg/m3, като се използва същото еталон-
но оборудване, както при изпитването по чл. 487,
ал. 1. При тези условия на изпитване:
1. стойностите на грешките при разходите
по чл. 495, ал. 1 за всеки разходомер, с изклю-
чение на не повече от една, не трябва да се раз-
личават с повече от 1 % от грешките, получени
при изпитването по чл. 487, ал. 1;
2. разликата между максималната и мини-
малната стойност на кривата на грешката не
трябва да надвишава за всеки разходомер, с
изключение на не повече от един, 1,5 % в об-
хвата от стойности между половината от мак-
сималния разход и максималния разход.
Чл. 489. (1) Когато обемните разходомери
за газ имат един или повече задвижващи вало-
ве, поне 3 разходомера от всеки размер G тряб-
ва да се изпитат с въздух с плътност 1,2 kg/m3
(съгласно чл. 474, ал. 2) за съответствие с изис-
кванията на чл. 456, ал. 6 и чл. 480.
(2) Когато разходомерите имат няколко зад-
вижващи вала, изпитването се провежда за вала,
който дава най-неблагоприятни резултати.
(3) За разходомери с един и същ размер G
най-малката стойност на въртящия момент,
получена при изпитването, трябва да се изпол-
зва като максимално допустима стойност на
въртящия момент.
(4) Когато даден тип обхваща различни раз-
мери G, провеждат се изпитвания за въртящия
момент само на разходомерите с най-малкия
размер G, при условие че същият въртящ мо-
мент е зададен и за по-големите разходомери и
задвижващият вал на последните има същата
или по-голяма константа.
Чл. 490. (1) При ротационните разходомери
за газ и при турбинните разходомери за газ с
няколко стойности за минималния разход из-
питванията по чл. 489 трябва да се провеждат
само за най-малката стойност на минималния
разход. Допустимите въртящи моменти за дру-
гите обхвати на разхода се пресмятат от тези
резултати.
(2) Привеждането към другите стойности
на минималния разход се извършва при след-
ните правила:
1. когато разходът е постоянен, вариацията
на грешката е пропорционална на въртящия
момент;
2. когато въртящият момент е постоянен,
вариацията на грешката за ротационни разхо-
домери за газ е обратнопропорционална на раз-
хода, а за турбинни разходомери за газ—обрат-
нопропорционална на квадрата на разхода.
Чл. 491. (1) В удостоверението за одобрен
тип на разходомерите за газ се посочват: