Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 87

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
отрицателна грешка, посочена в приложение
№ 45, трябва да съответстват на повишаване
нивото на течността в бутилката, по-голямо или
равно на 1 mm.
Чл. 806. Измервателните шаблони се пускат
в действие след първоначална проверка.
Чл. 807. (1) Измервателните шаблони се
представят за първоначална проверка заедно с
бутилката, за която са предназначени, и уста-
новената функция на градуиране/калибриране
по чл. 845, ал. 1.
(2) Представяните за първоначална провер-
ка измервателни шаблони трябва да носят изис-
кваните от този раздел означения, включител-
но рекламните.
(3) Първоначалната проверка включва:
1. външен оглед на скалата и означенията
върху шаблона за съответствие с изискванията
на този раздел;
2. проверка за съответствието с максимално
допустимите отрицателни грешки.
(4) Съответствието с максимално допусти-
мите отрицателни грешки на измервателните
шаблони се проверява задължително за нивата,
съответстващи на Vn, Tu1 и Tu2, и най-малко за
още две други нива.
Г л а в а  т р е т а
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ НА
СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Раздел I
Ред за извършване на контрол на средствата
за измерване
Чл. 808. Редът за извършване на контрол на
средствата за измерване включва:
1. реда за одобряване на типа на средствата
за измерване, включително за признаване на
одобряването на типа на средствата за измер-
ване и за отмяна на одобряването на типа на
средствата за измерване;
2. реда за извършване на първоначална про-
верка на средствата за измерване;
3. реда за извършване на последваща про-
верка на средствата за измерване.
Раздел II
Ред за одобряване типа на средствата
за измерване
Чл. 809. Одобряването на типа на средства-
та за измерване включва:
1. преглед на документите и техническото
досие на типа средство за измерване;
2. изследване на типа средство за измерване;
3. оценяване съответствието на типа средст-
во за измерване с техническите и метрологич-
ните изисквания към него;
4. издаване на удостоверение за одобрен тип
средство за измерване и вписване в регистъра
на одобрените за използване типове средства
за измерване.
Чл. 810. (1) Производителите или вносите-
лите, които пускат на пазара средства за измер-
ване, предназначени за използване в случаите
по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), пода-
ват заявление за одобряване на типа в Главна
дирекция “Мерки и измервателни уреди” (ГД
“МИУ”) към ДАМТН.
(2) В заявлението за одобряване на типа се
посочват:
1. името, адресът, телефонът и факсът на
заявителя и името и адресът на производителя
на средствата за измерване от внос;
2. наименованието и типът на средството за
измерване, компонентите, спомагателното обо-
рудване или допълнителните устройства;
3. фактическото основание за заявяване на
типа средство за измерване за одобряване: ново
производство или внос; модификация или до-
пълнение на одобрен тип, използване на нови
технологии, изтекъл срок на валидност на одоб-
ряването на типа;
4. предназначението на средството за из-
мерване;
5. техническите и метрологичните характе-
ристики на типа средство за измерване;
6. годината на производство и идентифика-
ционните номера на образците от типа средст-
во за измерване, които ще бъдат представени за
изследване.
(3) За одобряване на типа може да се заявява
и гама средства за измерване, като в заявлени-
ето се посочват техническите и метрологични-
те характеристики на типовете средства за из-
мерване в гамата.
Чл. 811. (1) Към заявлението за одобряване
на типа се прилагат следните документи:
1. техническото досие на типа средство за
измерване със съдържание съгласно приложе-
ние № 47 на български език, а за тези от внос—
и в оригинал;
2. копия от декларации за съответствие, ако
средството за измерване подлежи на оценяване
на съответствието със съществените изисква-
ния, определени по реда на чл. 7 от Закона за
техническите изисквания към продуктите
(ЗТИП);
3. документ за платена държавна такса за
преглед на документите на средството за из-
мерване при одобряване на типа.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
копия и на други документи, ако заявителят
разполага с такива, като:
1. протоколи от изпитвания на средството за
измерване;
2. сертификати за изследване на типа средс-
тво за измерване, издадени от органи за оценя-
ване на съответствието, получили разрешение
по реда на глава трета от ЗТИП;
3. сертификати за одобрен тип, издадени от
чуждестранни органи по метрология.
(3) При модификация или допълнение на
одобрен тип средство за измерване в техничес-
кото досие на средството за измерване детайл-
но се описва извършената модификация или
допълнение и се посочват новите технически и
метрологични характеристики на типа.