Държавен вестник, бр. 112, 2025 г., стр. 56

СТР.  56	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  112
обособена на територията на залата за активна 
кинезитерапия.
3.1.1.7. Кабинет/кабина/секция с оборудване 
за балнео- (хидро-) терапия – частично или 
пълно, в зависимост от нивото на структурата 
и дейността по ФРМ.
3.1.1.8. Функционално обособена структура/
кабинет/кабина за инхалационно лечение.
3.1.1.9. При индивидуална и групова практика 
за специализирана медицинска помощ по ФРМ, 
при която лекарят – специалист по ФРМ, сам 
провежда лечението, в приемния лекарски ка­
бинет се обособява кабина за процедурен прием 
с минимална площ 5 кв. м за разположение на 
максимум до пет разнородни физикални фак­
тора (без изискващите вентилационна система) 
при осигуряване на електробезопасността и 
специфичните изисквания към тях. 
3.1.1.10. Изисквания за осъществяване на 
електро- и светлолечение:
3.1.1.10.1. осъществяват се в помещения, 
които отговарят на изискванията за електробез­
опасност и влагозащита съгласно действащата 
нормативна уредба;
3.1.1.10.2. помещенията на залите/кабине­
тите за електро- и светлолечение се разделят 
на кабини посредством дървени или пластма­
сови прегради, с бърз и удобен достъп (врата 
тип „летяща“, завеси); кабините с процедурна 
кушетка са с минимални размери: дължи­
на 2 м, широчина 1,5 м и височина 2 м; за 
осъществяване на високочестотна терапия 
са необходими затворени екранирани кабини 
или самостоятелни помещения с минимални 
размери: дължина 2,20 м, широчина 2,15 м и 
височина 2,20 м;
3.1.1.10.3. процедурите се изпълняват вър­
ху дървена или от друг електроизолационен 
материал кушетка, а водопроводната и отоп­
лителната инсталация се изолират;
3.1.1.10.4. обособява се помещение за под­
готовка на консумативи за лечебни процедури 
(хидрофилни възглавнички, електроди, лекар­
ствени продукти и др.);
3.1.1.10.5. хидрофилните възглавнички за 
галванизация и лекарствена електрофореза се 
стерилизират и съхраняват разделно; стерили­
зацията се осъществява в лечебно заведение 
със собствени лицензирани стерилизатори, в 
централна стерилизационна или от външен 
изпълнител по договор;
3.1.1.10.6. осигурява се шкаф за съхранение 
на лекарствени продукти;
3.1.1.10.7. осигуряват се вентилационна уредба 
и термостат;
3.1.1.10.8. генераторите на ултрависокочес­
тотни токове се поставят в екранирани кабини 
с осигурен външен контрол.
3.1.2. Допълнителни изисквания към ме­
дицинската апаратура в структурите по ФРМ.
3.1.2.1. Да е със съответстващи технически 
и терапевтични параметри, придружена с тех­
нически паспорт, оригинално ръководство за 
експлоатация и осигурен сервиз.
3.1.2.2. За работа с деца – да е технически 
подходяща за осигуряване прилагането на 
лечебните методики.
3.1.2.3. За работа със специфична патоло­
гия – да е оборудвана със специфични нако­
нечници.
3.1.2.4. Резултатите от техническата поддръж­
ка и ежегодната профилактика се документи­
рат в протоколи и се съхраняват в архива на 
структурата по ФРМ за срок 5 години.
3.1.2.5. В структурата се води и съхранява 
журнал за инструктаж за работа на персонала 
с апаратурата и техника на безопасност и пе­
риодична оценка на риска.
3.1.3. Изисквания за осъществяване на ки­
незитерапия/ерготерапия.
3.1.3.1. Функционално обособена част/каби­
нет/кабина/кът за функционални измервания 
и индивидуална кинезитерапия (включително 
лечебен масаж) с пособия за ъглометрия, сан­
тиметрия, динамометрия, специални фишове, 
масажна кушетка.
3.1.3.2. Зала/кабинет за групова/индиви­
дуална кинезитерапия с медицинска везна за 
тегло и ръст, огледала, териториално отграни­
чени работни места; съблекалня и санитарен 
възел – при необходимост в зависимост от 
структурата.
3.1.3.3. Функционално обособена част/
кабина за механотерапия или функционална 
реедукация – в самостоятелно помещение или 
обособена на територията на залата за активна 
кинезитерапия.
3.1.4. Изисквания за осъществяване на тер­
молечение.
3.1.4.1. Изисквания за осъществяване на 
топлолечение – при топлоносител парафин, 
парафанго – кабинки за процедури, парафино­
ва/парафанго кухня с осигурена всмукателна 
вентилационна уредба (камина), склад за пара­
фин. Не се изискват подготвителни помещения 
и вентилационна уредба при използване на 
други среди с добри термопексични свойства, 
фабрично пригодени за многократна употреба 
или такива за еднократна употреба. Провежда 
се и при леглото на болния.
3.1.4.2. Изисквания за осъществяване на 
криолечение – хладилник с камера, компреси, 
различни по форма и големина ледени блок­
чета или специални пакети с хидроколатор. 
Не се изискват подготвителни помещения и 
вентилационна уредба. Провежда се и при 
леглото на болния.
3.1.5. Изисквания към функционално обо­
собена структура/кабинет/кабина за инхала­
ционно лечение:
3.1.5.1. при провеждане в структурата по 
ФРМ:
3.1.5.1.1. индивидуалната аерозолотерапия 
се извършва в боксове с осигурен достъп за 
наблюдение; боксовете се осигуряват със са­
мостоятелна всмукателна вентилация и про­
цедурна мивка с течаща вода;