Държавен вестник, бр. 7, 2007 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  7
2.7. Въздействие на околната среда
Редовна проверка се прави, за да се определи
всяко въздействие на околната среда (т.е. въздейс-
твието на електрическия или магнитния поток, ско-
ростта на предаване на данни по кабела и т. н.).
Това може да се направи, например, като се запис-
ва изходният сигнал на спомагателни свободни ка-
нали, снабдени с фиктивни преобразуватели. Ко-
гато са получени значителни изходни сигнали,
трябва да се извършат поправки, например чрез
пренареждане или замяна на кабелите.
2.8. Избор и означение на измервателната ве-
рига
САС и CFC определят измервателната верига.
Стойността на САС трябва да е 1, 2 или 5 на десета
степен.
3. Монтаж на преобразуватели
Препоръчва се монтажът на преобразувате-
лите да бъде твърд, за да може вибрациите по-
малко да влошават данните. Монтажът на пре-
образувателя може да се счита за валиден, кога-
то най-ниската му резонансна честота е равна
поне на пет пъти честотата FH на разглежданата
измервателна верига. Необходимо е монтажът
на преобразувателите за ускорение да бъде та-
къв, че първоначалният ъгъл на реалната измер-
вателна ос по отношение на оста на координат-
ната система да не бъде по-голям от 50, освен
ако не бъде направена аналитична или опитна
оценка на въздействието на монтажа на преоб-
разувателя върху събраните данни. Когато в точ-
ка се измерват ускорения в няколко направле-
ния, всяка ос на преобразувателя на ускорение
трябва да минава най-много на 10 mm от тази
точка, а центърът на сеизмичната маса на всеки
акселерометър трябва да бъде на разстояние не
по-голямо от 30 mm от тази точка.
4. Записване
4.1. Аналогово магнитно записващо устройство
Скоростта на лентата се стабилизира в грани-
ци до не повече от 0,5 % от използваната скорост
на лентата. Отношението сигнал/шум на записва-
щото устройство да не е по-малко от 42 dB при
максимална скорост на лентата. Общото хармо-
нично изкривяване да е по-малко от 3 %, а линей-
ната грешка да е по-малка от 1 % от обхвата на
измерването.
4.2. Цифрово магнитно записващо устройство
Скоростта на лентата се стабилизира в грани-
ци до не повече от 10 % от използваната скорост
на лентата.
4.3. Записващо устройство върху хартиена лента
В случай на директно записване на данни ско-
ростта на хартията в mm/s да е най-малко 1,5 пъти
числото, изразяващо FH в Нz. В други случаи ско-
ростта на хартията да е такава, че да се получи
еквивалентна разделителна способност.
5. Обработка на данни
5.1. Филтрация
Филтрацията, съответстваща на честотите на
класа на измервателната верига, може да се из-
върши по време на записа или по време на обра-
ботката на данните. Все пак се препоръчва анало-
гова филтрация на ниво, равно или по-високо от
CFC 1000, да бъде извършена преди записа, за да се
използва поне 50 % от динамичния обхват на за-
писващото устройство и да се намали рискът, пре-
дизвикан от присъствието на високи честоти, мо-
жещи да доведат до насищане на записващото ус-
тройство или грешки от припокриване в процеса
на превръщане в цифров вид.
5.2. Цифровизация
5.2.1. Честотата на дискретизация трябва да бъде
поне 8 FН. В случай на аналогов запис, когато ско-
ростите на записа и на четенето се различават,
честотата на дискретизация може да бъде разде-
лена на отношението на тези скорости.
5.2.2. Разделителна способност на амплитуда
Дължината на цифровите думи трябва да е най-
малко 7 bit и да са еднакви.
6. Представяне на резултатите
Резултатите се представят на хартия с формат
А4 (210 Ч 297 mm).
Когато резултатите са представени във вид на
диаграма, е необходимо осите да бъдат градуира-
ни с една измерителна единица, съответстваща
на подходяща кратна стойност на избраната еди-
ница (например 1, 2, 5, 10, 20 mm). Трябва да бъ-
дат използвани единиците от системата SI. Ско-
ростта на превозното средство може да бъде по-
сочена в километри в час, а за ускорението, пре-
дизвикано от удара, може да бъде използвано g,
(където g = 9,81 m/s2).
Фиг. 1. Амплитудно-честотна характеристика”.
§ 20. В приложение № 10 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1.3.7. се изменя така:
“1.3.7. Измервателната верига, включваща пре-
образуватели, да съответства на изискванията за
САС 600, както е посочено в приложение № 9.”
2. В т. 1.4 забележката “*” се заличава.
3. Точка 2.3.7 се изменя така:
“2.3.7. Измервателната верига, включваща пре-
образуватели, да съответства на изискванията за
САС 600, както е посочено в приложение № 9.”
4. В т. 2.4.1 забележката “*” се заличава.
5. Точка 3.3.7 се изменя така:
“3.3.7. Измервателната верига, включваща
преобразуватели, да съответства на изисквания-
та за САС 600 така, както е посочено в приложе-
ние № 9.”
6. В т. 3.4.1 забележката “*” се заличава.