Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 45

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  45
Чл. 379. (1) Маркучите на измервателни сис-
теми “пълен маркуч” трябва да съдържат ръ-
чен спирателен механизъм, който да отговаря
на изискванията на чл. 359, или да имат вгра-
ден автоматичен спирателен механизъм.
(2) Измервателните системи “пълен маркуч”,
захранвани само от ръчно управлявана помпа,
трябва да имат спирателен механизъм съглас-
но чл. 359.
Чл. 380. (1) Измервателните системи с мак-
симален разход до 60 l/min трябва да имат мини-
мално доставено количество не по-голямо от 5 l.
(2) Минимално доставено количество е ми-
нималният обем течност, който може да е из-
мерен от даден модел устройство и се определя
в съответствие с техническите и метрологич-
ните изисквания към разходомерите за течнос-
ти, различни от вода, и към допълнителните
устройства към разходомери за течности, раз-
лични от вода, и разпоредбите за измервателни
системи за течности, различни от вода.
(3) В измервателни системи, предназначени
за измерване на получената от системата теч-
ност, най-малкият обем течност, за който се
допуска извършването на измерване, се опре-
деля като минимално получено количество.
Изискванията към максималното доставено
количество се прилагат и за минималното по-
лучено количество.
Чл. 381. Когато разходомерът е снабден с ус-
тройство за отпечатване на бележка от продаж-
бата, това устройство трябва да се свързва с уст-
ройството, което нулира показващото устройст-
во за обем, и да осигурява възможности за про-
верка на бележката от продажба след отпечатва-
нето є чрез сравняване с посоченото показание.
Чл. 382. В съответствие с чл. 418 и 420 пър-
воначалната проверка на измервателните сис-
теми за течни горива се извършва в един или
два етапа в зависимост от това дали имат соб-
ствена система за захранване.
Чл. 383. (1) Измервателните системи, изпол-
звани към автоцистерни за транспортиране и
доставка на течности с вискозитет, по-малък
или равен на 20 mPa.s, съхранявани при атмос-
ферно налягане, с изключение на питейни теч-
ности, могат да се монтират към автоцистерни
с една или няколко секции, като всяка секция
трябва да е снабдена със собствен ръчен или
автоматичен спирателен вентил.
(2) Всяка измервателна система трябва да се
използва само за течности или за категория теч-
ности, за които разходомерът е одобрен като тип.
(3) Тръбопроводът трябва да е конструиран
така, че да не позволява смесването на течнос-
тите в измервателната система.
(4) Когато цистерните са монтирани към
ремаркета или полуремаркета, измервателна-
та система може да се закрепи или към влека-
ча, или към ремаркето или полуремаркето.
Чл. 384. (1) Измервателната система, изпол-
звана към автоцистерна, може да е от типа “пъ-
лен маркуч” или от типа “празен маркуч”, или
да има един пълен и един празен маркуч, или
два пълни маркуча с различни размери, настро-
ени да работят алтернативно.
(2) Не трябва да има възможност за размяна
на маркучите по време на измерване.
Чл. 385. Когато разходомерът има устройс-
тво за отпечатване на бележка от продажба,
отпечатването є трябва да е съпроводено с ну-
лиране на показващото устройство за обем.
Чл. 386. (1) Измервателната система, изпол-
звана към автоцистерни, може да е конструира-
на така, че да работи само с помпа, само на
гравитационен принцип или с помпа и на гра-
витационен принцип, или посредством наляга-
нето на газа.
(2) Измервателната система, съоръжена само
с помпа, може да работи като система “празен
маркуч” или като система “пълен маркуч”.
Чл. 387. (1) Ако изискването на чл. 347 не
може да се изпълни, пред разходомера трябва
да е предвидено устройство за отстраняване на
газовете, като например:
1. подходящ сепаратор на газове, отговарящ
на изискванията на чл. 338, 339 или чл. 374, ал. 2;
ако сепараторът отговаря на изискванията на
чл. 339, практиката показва, че в общия случай
изискванията са спазени, ако ефективният обем
на сепаратора е равен на 5 % от обема, доставен
за една минута при максималния разход на из-
мервателната система;
2. екстрактор на газове;
3. специален екстрактор на газове.
(2) Ако налягането на изхода на разходоме-
ра в измервателната система може да падне под
атмосферното, но е по-високо от налягането на
наситените пари на измерваната течност, тези
устройства трябва да се комбинират с автома-
тичен механизъм за намаляване и спиране на
потока, за да не влиза въздух в разходомера.
(3) Обикновено при системи тип “пълен
маркуч” не са необходими автоматични ме-
ханизми за намаляване и спиране на потока,
ако не съществува риск налягането на изхода
на разходомера да падне под атмосферното
налягане.
(4) Специалният екстрактор на газове с ус-
тройство за автоматично спиране трябва да
има наблюдателно стъкло в съответствие с
чл. 353, ал. 3.
Чл. 388. Секциите на автоцистерните тряб-
ва да са съоръжени с антизавихрящо устройст-
во, освен ако измервателната система има се-
паратор на газове, който отговаря на изисква-
нията на чл. 338.
Чл. 389. (1) Измервателните системи, изпол-
звани при автоцистерни, които работят на гра-
витационен принцип, трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. оборудването да е конструирано така, че
общото съдържание на секцията или секциите
да може да се измерва при разход, по-голям
или равен на минималния разход на измерва-
телната система;