Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 14

С Т Р .  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
Раздел VI
Клинични електрически термометри с макси-
мално показание
Чл. 114. (1) Клиничните електрически тер-
мометри с максимално показание, наричани по-
нататък “електрически термометри с максимал-
но показание”, са средства за измерване на те-
лесната температура на хора и животни и по-
казват максималната температура, която е била
измерена след изтичане на определено време,
специфично за типа термометри.
(2) Преди показанието за максималната тем-
пература термометърът може да показва момен-
тната стойност на измерената температура.
(3) Електрическите термометри с максимал-
но показание са с батерийно захранване и циф-
рова индикация на температурата.
Чл. 115. (1) Електрическите термометри с
максимално показание се състоят от сонда и
отчитащо устройство.
(2) Термометрите могат да бъдат:
1. със заменяема температурна сонда, свър-
зана с устройство за отчитане, чиито характе-
ристики са съобразени с характеристиките на
сондата;
2. с постоянносвързани температурна сонда
и отчитащо устройство (компактен термометър).
Чл. 116. (1) Температурната сонда на елект-
рическите термометри с максимално показа-
ние трябва:
1. да има такава термична стабилност, че
след престояването є 100 часа при температура
80 °С или 300 часа при 55 °С грешките да съот-
ветстват на максимално допустимите грешки;
2. да има такава електрическа изолация, че
когато е потопена в електропроводима среда,
да не предизвиква промени в показваната тем-
пература по-големи от ± 0,02 °С;
3. да е достатъчно издръжлива на механич-
ни натоварвания при употреба;
4. ако е заменяема, да е снабдена или с куп-
лунг, или с лесен за обслужване електрически
съединител; контактното съпротивление на
съединителя или електрическата изолация меж-
ду електрическата верига съединител—земя не
трябва да предизвиква вариации на показвана-
та температура с повече от 0,02 °С;
5. да осигурява входен сигнал, който да не
се променя с повече от 0,05 °С, когато темпе-
ратурата на проводниците є до отчитащото ус-
тройство се променя в граници, посочени от
производителя;
6. да не променя характеристиките си, след
като е подложена на почистване и дезинфекция
по процедура, дадена от производителя.
(2) За заменяемата температурна сонда от
съпротивителен тип се определя максимално-
то напрежение, което може да бъде приложе-
но на нея.
(3) Мястото на чувствителния елемент в
сондата трябва да е такова, че когато тя е пото-
пена на повече от 50 mm от върха є във водната
баня при температура в обхвата на измерване
на термометъра, показваната температура да
не се променя с повече от 0,05 °С от температу-
рата, показана при дълбочина 50 mm.
Чл. 117. Отчитащото устройство на елект-
рическите термометри с максимално показа-
ние трябва:
1. да осигурява такова напрежение, че за-
губата (разсейването) на енергия в сондата от
съпротивителен тип да не предизвиква увели-
чаване на показваната температура с повече
от 0,01 °С, когато сондата е потопена в темпе-
ратурна баня в обхвата на измерване на тер-
мометъра;
2. да не показва температура, когато е свър-
зано устройство за захранване на батерията;
3. да има цифров дисплей с височина на циф-
рите най-малко 4 mm или да е снабдено с увели-
чително оптическо устройство, за да достигне
тази височина;
4. да дава ясна индикация или авариен сиг-
нал, когато температурата е извън определе-
ния обхват на измерване;
5. да има устройство за самопроверка (ръч-
но или автоматично), чиято максимална греш-
ка да не е по-голяма от ± 0,1 °С, която да дава
предупредителен електрически сигнал и ясна
индикация за всяка повреда;
6. да осигурява отчитането на температура-
та на дисплея след достигане на термично рав-
новесие.
Чл. 118. (1) Компактният термометър трябва:
1. да осигурява ясна индикация или авариен
сигнал, когато захранващото напрежение на
батерията е извън определените граници;
2. да има грешки не по-големи от допусти-
мите при напрежение в тези граници.
(2) Компактният термометър трябва да по-
казва температура, която да не се променя с
повече от:
1.  0,1 °С от действителната температура, ко-
гато температурата на кутията на термометъра
се променя от 10 °С до 40 °С;
2.  ± 0,1 °С от действителната температура
след подлагане на термичен шок (рязка промя-
на на температурата от минус 5 °С до 50 °С);
3.  ± 0,1 °С от действителната температура
след престояване на термометъра в продълже-
ние на едно денонощие при температури от
(минус 20 ± 2) °С и (60 ± 2) °С;
4.  ± 0,1 °С от действителната температура след
престояване на термометъра в среда с относи-
телна влажност от 91 до 95 на сто и температур-
на константа 2 °С в интервала от 20 °С до 32 °С;
5.  ± 0,3 °С от действителната температура,
когато термометърът е подложен на въздей-
ствие на електромагнитно поле с честота меж-
ду 150 kHz и 500 MHz и с интензитет 10 V/m;
6.  ± 0,1 °С от действителната температура
след падане на термометъра от височина 1 m
върху твърда повърхност на три различни стра-
ни на термометъра.
(3) Малките компактни термометри трябва
да са водоустойчиви.