Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 55

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
7. константата на изходящия предавателен
вал, която е равна на стойността на обема, по-
лучен от пълното завъртане на оста на това
устройство, и която се изчислява като произ-
ведение на стойността на обема, получен от
пълното завъртане на контролния елемент, и
предавателното отношение на индексния бро-
яч към тази ос.
Технически изисквания
Чл. 450. Разходомерите за газ трябва да са
произведени от здрави материали с малки вът-
решни напрежения, които да се променят слабо
при стареене и които да са задоволително устой-
чиви на корозия и въздействие на различните
газове, които обикновено се транспортират или
се внасят чрез някои от техните кондензати.
Чл. 451. Корпусите на разходомерите за газ
трябва да са непропускливи на газове при мак-
симално работно налягане.
Чл. 452. Разходомерите за газ трябва да са
конструирани така, че точността на измерване
да не се променя, без да се нарушат знаците от
проверка или защитните пломби.
Чл. 453. (1) За разходомери за газ, чиито
отчитащи устройства работят с натрупване
само в едната посока на движение на потока
газ, посоката на движение трябва да е означе-
на със стрелка.
(2) Ако върху корпуса на разходомера за газ
е означена посоката на протичане на газа, изис-
кването по ал. 1 не се прилага.
Чл. 454. При разход, равен на максималния
разход, разходомерите за газ трябва да работят
за период, определен в специфичните изисква-
ния към тях, като метрологичните им характе-
ристики не надвишават максимално допусти-
мите граници.
Чл. 455. (1) Разходомерите за газ могат да се
оборудват със:
1. устройства за предплащане;
2. вградени импулсни генератори, чиито из-
води да носят показание за стойността на всеки
импулс под формата на “1 imp ... m3 (или dm3)”
или “1 m3 ... imp”.
(2) Ако има допълнителни устройства, те се
приемат като неразделна част от разходомера
за газ и се свързват към него при първоначална
проверка.
(3) Не се определят специални изисквания
за влиянието на допълнителните устройства
върху метрологичните характеристики на раз-
ходомерите.
Чл. 456. (1) Разходомерите за газ могат да се
оборудват с изходящи предавателни валове,
които трябва да са такива, че да включват зад-
вижващи валове или други приспособления за
работа на сменяемите допълнителни устройст-
ва. Въртящият момент, осигуряван от разходо-
мерите за газ за задвижване на използваните
допълнителни устройства, не трябва да води до
изменения в показанията на разходомерите по-
големи от стойностите по чл. 476—480.
(2) Ако задвижващият вал е само един, за
него трябва да се посочат константата, дадена
във вида “1 tr ... m3 (или dm3)”, максималният
допустим 
въртящ 
момент 
във 
вида:
“Mmax ... N.mm”, и посоката на въртене.
(3) Ако има няколко задвижващи вала, все-
ки от тях трябва да е означен с буквата М с
индекс във вида “М1, М2, ... Мn” и за него да се
посочат константата, дадена във вида: “1 tr ... m3
(или dm3)”, и посоката на въртене.
(4) Върху разходомера за газ трябва да е
означена формулата, посочена в приложение
№ 24, като се препоръчва тя да се разположи
върху табела.
(5) Когато не са свързани към сменяемите
допълнителни устройства, свободните краища
на задвижващите валове трябва да са защитени
по подходящ начин.
(6) Съединителят между измервателното
устройство и междинната предавка трябва да е
нерушим или постоянен при прилагане на вър-
тящ момент, равен на 3 пъти допустимия мо-
мент по ал. 2 и 3.
Чл. 457. (1) Броячите трябва да са с форма
на ролки, като последният елемент може да е с
друга форма. Означенията върху ролките тряб-
ва да са в кубични метри или в десетичните
кратни или дробни на кубичния метър. Означе-
нието “m3” трябва да е нанесено върху указа-
телната табела.
(2) Ролките, показващи десетичните дробни
на кубичния метър, ако има такива, трябва ясно
да се разграничават от другите ролки и да са
отделени от тях чрез ясно изобразена десетич-
на точка.
(3) В случаите, когато последната ролка е
оразмерена в десетични кратни на кубичния
метър, върху указателната табела трябва да има
означения, поставени по един от двата начина:
1. с една или повече нули, поставени след
последната ролка, или
2. с индикация “Ч 10, Ч 100, Ч 1000 и т.н.” по
такъв начин, че показанията винаги да са в
кубични метри.
(4) Броячът трябва да има достатъчен брой
цифрови ролки, за да може чрез една единица
от последната задействана ролка да показва
обема, преминал през разходомера за газ, за
работен интервал, равен на 1000 часа при мак-
симален разход на разходомера.
Чл. 458. (1) Разходомерите за газ трябва да
са конструирани така, че да позволяват провер-
ките да се извършват с определена точност. В
конструкцията им трябва да са вградени брояч
или приспособления, които дават възможност
да се свърже преносим брояч.
(2) Като вграден брояч може да се използва
и последният елемент на брояча, ако е:
1. непрекъснато въртяща се ролка, носеща
градуирана скала, или
2. стрелка, движеща се над фиксирана скала,
или диск, носещ градуирана скала, движещ се
край фиксиран еталонен знак.