Държавен вестник, бр. 57, 2004 г., стр. 55

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
Приложение № 9
към чл. 20
Техника на измерване по време на изпитването
и контролно-измервателна апаратура
1. Дефиниции
1.1. Канал за данни
Каналът за данни включва цялата контролно-из-
мервателна апаратура от датчик (или всички датчици,
чиито изходни сигнали са комбинирани по точно опре-
делен начин) до включително всички аналитични про-
цедури, които могат да променят честотното или ам-
плитудното съдържание от данни.
1.2. Датчик
Първото устройство в канал за данни, което се из-
ползва за преобразуване на физическа данна в елект-
рическа, която може да бъде преработена от канала.
1.3. Клас на амплитудата на канала (КАК)
Предназначението на канала за пренасяне на дан-
ни, който отговаря на определени амплитудни харак-
теристики, е определено в това приложение. Числото
КАК е числено равно на горния лимит на диапазона на
измервания.
1.4. Характеризиращи честоти FH, FL, FN
Тези честоти са определени на фиг. 1.
1.5. Клас на честотата на канала (КЧК)
Класът на честотата на канала се обозначава от чис-
ло, показващо, че честотната характеристика на канала
попада в границите, определени на фиг. 1. Това число и
стойността на честотата FH в Нz са числено равни.
1.6. Коефициент на чувствителност
Наклонът на правата линия, представяща най-доб-
рото нагаждане към стойностите на калибриране, оп-
ределени от метода на най-малките квадрати вътре в
класа на амплитудата на канала.
1.7. Коефициент на калибриране на канал за данни
Средната стойност на коефициентите на чувствител-
ност, изчислени над честоти, които са равномерно раз-
пределени на логаритмична скала между FL и 0,4 FH.
1.8. Грешка на линейността
Съотношението (в %) на максималната разлика
между стойността на калибриране и съответстващата
стойност, отчетена на правата линия, определена в т. 1.6
при горната граница на класа на амплитудата на канала.
1.9. Напречна чувствителност
Съотношението на изходния сигнал към входния
сигнал, когато се приложи възбуждане върху датчика,
перпендикулярен на оста на измерване. То се изразява
като процент от чувствителността по оста на измерване.
1.10. Време на закъснение по фаза
Времето на закъснение по фаза на канал за данни
е равно на закъснението по фаза (в rad) на синусоиден
сигнал, разделен на ъгловата честота на този сигнал
(в rad/s).
1.11. Околна среда
Съвкупността в даден момент на всички външни
условия и влияния, на които каналът за предаване на
данни е подложен.
2. Изисквания за работа
2.1. Грешка на линейността
Абсолютната стойност на грешката на линейност-
та на канал за предаване на данни при всяка честота в
КЧК да бъде равна на или по-малка от 2,5 % от стой-
ността на КАК над целия диапазон на измерване.
2.2. Амплитудно-честотна характеристика (АЧХ)
Амплитудно-честотната характеристика на канал
за пренасяне на данни лежи вътре в лимитиращите кри-
ви, дадени на фиг. 1. Нулевата dB линия е определена
от коефициента на калибриране.
2.3. Време на закъснение по фаза
Времето на закъснение по фаза между входните и
изходните сигнали на канал за пренасяне на данни е
определено и не варира с повече от 0,1 FH—и между
0,03 FH и FH.
2.4. Основно време
2.4.1. Основното време се измерва и е най-малко
10 ms с точност до 1 %.
2.4.2. Относително закъснение
Относителното закъснение между сигнала на два
или повече канала за предаване на данни, без да се
взема предвид техният честотен клас, да не надвишава
1 ms, изключвайки закъснение, причинено от фазово
изместване.
Два или повече канала за пренасяне на данни, на
които сигналите са комбинирани, да имат същия чес-
тотен клас и да нямат относително закъснение, по-
голямо от 0,1 FHs.
Това изискване се отнася за аналогови сигнали, как-
то и за синхронизиращи импулси и дигитални сигнали.
2.5. Напречна чувствителност на датчик
Напречната чувствителност да не е по-малка от 5 %
във всяка посока.
2.6. Калибриране
2.6.1. Общи положения
Даден канал за пренасяне на данни се калибрира
поне веднъж годишно към еталонна апаратура. Мето-
дите, използвани, за да се проведе сравнение с еталон-
на апаратура, да нямат грешка, по-голяма от 1 % от
КАК. Употребата на еталонна апаратура е ограниче-
на до честотния диапазон, за който тя е била калибри-
рана. Подсистемите на даден канал за пренасяне на
данни могат да бъдат оценени индивидуално, а резул-
татите вкарани като коефициент в точността на об-
щия канал за пренасяне на данни. Това може да бъде
направено например чрез електрически сигнал с из-
вестна амплитуда, симулиращ изходния сигнал на
датчика, което позволява да бъде направена проверка
на коефициента на усилване на канала за пренасяне
на данни, изключвайки датчика.
2.6.2. Точност на еталонната апаратура за калибри-
ране
Точността на еталонната апаратура да е сертифи-
цирана или потвърдена от официална метрологична
служба.
2.6.2.1. Статично калибриране
2.6.2.1.1. Ускорения
Грешките да са по-малко от ± 1,5 % от КАК.
2.6.2.1.2. Сили
Грешките да са по-малко от ± 1,0 % от КАК.
2.6.2.1.3. Премествания
Грешките да са по-малко от ± 1,0 % от КАК.
2.6.2.2. Динамично калибриране
2.6.2.2.1. Ускорение
Грешката в контролните ускорения, изразена като
процент от КАК, да е по-малка от ± 1,5 % под 400 Нz,
по-малка от ± 2 % между 400 Нz и 900 Нz и по-малка от
± 2,5 % над 900 Нz.
2.6.2.3. Време
Относителната грешка в контролното време да е
по-малка от 10-5.
2.6.3. Коефициент на чувствителност и грешка на
линейността
Коефициентът на чувствителност и грешката на
линейността са определени чрез измерване на изход-
ния сигнал на канала за предаване на данни към извес-
тен входен сигнал за разнообразни стойности на този
сигнал. Калибрирането на канала за пренасяне на дан-
ни покрива целия диапазон на амплитудния клас.
При двупосочни канали се използват и положи-
телната, и отрицателната стойност. Ако апаратурата
за калибриране не може да произведе желаните вход-