Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
1. наименованието или означението на едини-
цата, в която се изразяват измерваните обеми;
2. минималното доставено количество.
(3) Посоката на движение на течността тряб-
ва да се означи чрез стрелка върху корпуса на
разходомера, ако съществува вероятност от
объркване.
(4) За разходомерите, които измерват теч-
ности за пиене и които могат да се демонтират,
идентификационният номер или последните три
цифри от него трябва да са нанесени върху всич-
ки части, чиято подмяна може да повлияе на
резултатите от измерване.
(5) Показващият механизъм може да носи
специално означение и идентификационен номер.
(6) Допълнителните устройства към разхо-
домерите за измерване на течности, различни
от вода, трябва да носят на специална табела
или върху показващото устройство данните по
ал. 1, т. 1—4.
Чл. 320. (1) Местата за пломбиране трябва
да възпрепятстват:
1. достъпа до части, които могат да проме-
нят настройките при регулиране;
2. разглобяването на разходомера, дори и
частично, когато такова разглобяване не е раз-
решено в удостоверението за одобрен тип (нап-
ример за разходомери, които измерват течнос-
ти за пиене и които могат да се разглобяват).
(2) Върху основна част от измервателното
устройство, показващия механизъм или техния
корпус трябва да е предвидено постоянно мяс-
то, видимо без демонтиране или разглобяване,
върху което да се поставя знакът за проверка.
(3) В удостоверението за одобрен тип може
да се определи място за поставяне на знаци върху
разглобяемите сменяеми части на разходоме-
ра, т.е. в близост до идентификационния номер
съгласно изискването на чл. 319, ал. 4.
Чл. 321. (1) При първоначална проверка на
разходомера като самостоятелен компонент
максимално допустимите грешки на разходо-
мерите за течности, различни от вода, трябва
да са равни на половината от максималните
грешки по чл. 322, ал. 1—3, но не по-малки от
0,3 % от измерваното количество, ако използ-
ваната течност е такава, за която е предназна-
чен разходомерът.
(2) Ако точността на измерване не съответ-
ства на изискването по ал. 1, в удостоверението
за одобрен тип може да са определени по-голе-
ми максимално допустими грешки, при усло-
вие че са в границите по чл. 322, ал. 1—3.
(3) Ако проверката на измервателната сис-
тема за течности, различни от вода, се извърш-
ва или само с една от течностите, за които е
предвиден разходомерът, или с различна теч-
ност от тази, за която е предназначен, в удосто-
верението за одобрен тип могат да се определят
по-малки или различни грешки от максимално
допустимите по чл. 322, ал. 1—3.
(4) Когато при проверката се използва теч-
ност, различна от тази, за която е предназначен
разходомерът, в удостоверението за одобрен тип
може да се посочат стойности на изпитвателни
разходи, различни от тези между максималния
и минималния разход.
Чл. 322. (1) Когато разходомерът е вграден
в измервателна система, стойностите на мак-
симално допустимите грешки при първоначал-
на и последваща проверка на системата, при
нормални работни условия и в работните гра-
ници, посочени в удостоверението за одобрен
тип, в зависимост от измерваните количества
трябва да са в границите:
1. от 0,02 l до 0,01 l—± 2 ml;
2. от 0,1 l до 0,2 l—± 2 % от измерваното
количество;
3. от 0,2 l до 0,4 l—± 4 ml;
4. от 0,4 l до 1 l—± 1 % от измерваното коли-
чество;
5. от 1 l до 2 l—± 10 ml;
6. от 2 l и нагоре—± 0,5 % от измерваното
количество.
(2) Максимално допустимата грешка за ми-
нималното доставено количество е равна на два
пъти стойността по ал. 1 и независимо от из-
мерваното количество максимално допустимата
грешка не може да е по-малка от допустимата
грешка за минималното доставено количество.
(3) Поради особености на изпитвателните
стендове за течни газове или други течности
при температура под минус 10 °С или над 50 °С
и за стендове, при които минималната стой-
ност на разхода е не по-голяма от 1 l/h, макси-
мално допустимите грешки са два пъти по-го-
леми от грешките по ал. 1 и 2.
(4) Ако при първоначална проверка всички
грешки са с един и същ знак, поне една от тях не
трябва да надвишава границите, посочени в
чл. 321, ал. 1.
Чл. 323. (1) Разходомерите за течности, раз-
лични от вода, се пускат на пазара като само-
стоятелни компоненти след одобряване на типа
и след първоначална проверка и в действие—
след първоначална проверка на измервателни-
те системи за течности, различни от вода, в които
са вградени.
(2) Типът на разходомерите за течности,
различни от вода, може да се одобри при одоб-
ряване типа на съответните системи, в които се
вграждат.
(3) Разходомерите за течности, различни от
вода, подлежат на последващи проверки заед-
но с измервателните системи за течности, раз-
лични от вода, в които са вградени.
Чл. 324. (1) Допълнителните устройства
към обемните разходомери за течности, раз-
лични от вода, се пускат на пазара след одоб-
ряване на типа и в действие—след първона-
чална проверка, заедно с разходомерите, към
които са свързани.