Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 34

СТР.  34	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  22
„Чл. 597а. Пасивните индивидуални дози­
метри, използвани в дозиметрични системи, 
се пускат на пазара и/или в действие след 
първоначална проверка и подлежат на пос­
ледващи проверки.“
§ 180. Член 598 се изменя така:
„Чл. 598. (1) Изпитването и първоначалната 
проверка на индивидуалните дозиметри се 
извършват с рентгеново лъчение със средна 
енергия 45 keV, 79 keV, 104 keV и 208 keV и 
гама-лъчение на нуклидите 137Cs и 60Co.
(2) Допуска се изпитването и първоначал­
ната проверка на индивидуалните дозиметри 
да се извършва с лъчение на нуклидите 241Am, 
137Cs и 60Co.“
§ 181. Член 599 се изменя така:
„Чл. 599. Изпитването и проверката на 
индивидуалните дозиметри се извършват с 
воден фантом с размери (30 × 30 × 15) cm.“
§ 182. Член 600 се изменя така:
„Чл. 600. (1) При изпитване за одобряване 
на типа и при първоначална проверка на 
дозиметрите се изследват:
1. измервателният обхват и линейността 
на показанията;
2. основната грешка;
3. статистическите флуктуации на пока­
занията;
4. зависимостта на показанията от енер­
гията на лъчението и ъгълът на облъчване;
5. нивата на сигнализация (когато е при­
ложимо).
(2) При последваща проверка на индиви­
дуални дозиметри се проверяват основната 
грешка с лъчение на нуклида 137Cs и нивата 
на сигнализация (когато е приложимо).
(3) При последваща проверка след ремонт 
освен характеристиките по ал. 2 се проверяват 
и измервателният обхват и линейността на 
показанията.“
§ 183. Член 601 се изменя така:
„Чл. 601. Уредите за радиационен контрол са 
преносими, транспортируеми или стационар­
ни средства за измерване, които се използват 
за осигуряване на радиационната защита и 
са предназначени за измерване на една или 
няколко от следните величини:
1. амбиентна еквивалентна или погълната 
доза и/или мощност на амбиентната еквива­
лентна или погълната доза от фотонно лъчение;
2. еквивалентна доза и/или мощност на 
еквивалентната доза и/или поток, и/или 
плътност на потока неутрони;
3. специфична повърхностна активност 
и/или плътност на потока частици;
4. концентрация на радиоактивни аерозоли, 
благородни газове и йод във въздуха.“
§ 184. Създава се чл. 601а:
„Чл. 601а. (1) Преносимите и транспор­
тируемите уреди за радиационен контрол се 
състоят от детекторен елемент и показващо 
устройство. Детекторният елемент/детектор­
ните елементи и показващото устройство могат 
да са в един корпус или в отделни блокове, 
които са свързани по подходящ начин.
(2) Когато към едно показващо устройство 
могат да се включват различни детекторни 
елементи, уредите се наричат комбинирани 
уреди за радиационен контрол.
(3) Когато комбиниран уред за радиационен 
контрол измерва няколко величини съгласно 
чл. 601, се счита, че това са отделни средства 
за измерване.“
§ 185. Член 602 се изменя така:
„Чл. 602. Стационарните системи за ра­
диационен контрол се състоят от един или 
няколко детекторни елемента, измерващи 
величини съгласно чл. 601, и показващо ус­
тройство. Измервателната верига, състояща 
се от един детекторен елемент, показващо 
устройство и технически средства за тяхно­
то свързване, които изпълняват завършена 
функция от възприемането на измерваната 
величина до визуализиране на показанието, 
се нарича измервателен канал. Системите за 
радиационен контрол могат да имат един или 
няколко измервателни канала.“
§ 186. Създава се чл. 602а:
„Чл. 602а. Стационарните системи за ради­
ационен контрол, предназначени за непрекъс­
нато измерване на мощност на амбиентната 
еквивалентна доза или на погълнатата доза 
или на въздушната керма, или на експози­
цията от радиационното поле на околната 
среда, се наричат системи за мониторинг на 
радиационния фон на околната среда. Тези 
системи могат да имат един или няколко 
измервателни канала.“
§ 187. В чл. 603 ал. 1 се изменя така:
„(1) Уредите за радиационен контрол и 
системите за мониторинг трябва да са кон­
струирани така, че да са максимално нечувст­
вителни към всички електромагнитни полета 
и йонизиращи лъчения освен към този вид 
йонизиращо лъчение, което те измерват.“
§ 188. Член 605 се отменя.
§ 189. Член 606 се изменя така:
„Чл. 606. Скалата на уредите и системите 
може да е аналогова и/или цифрова.“
§ 190. Член 608 се изменя така:
„Чл. 608. Стационарните системи за мо­
ниторинг на радиационния фон трябва да са 
конструирани така, че да осигуряват непре­
късната работа и резултатите от измерване 
да се запазват при отпадане на захранването 
за определен интервал от време.“
§ 191. Член 609 се отменя.
§ 192. В чл. 610 думите „и бета-“ се за­
личават.
§ 193. Членове 611 и 612 се отменят.
§ 194. В чл. 613 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 1 се изменя така: