Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 24

СТР.  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
2. ± 1,0 % за системи от клас 1,0, монтирани 
на резервоари извън посочените в т. 1 или на 
резервоари за втечнени газове под налягане.
(3) Нивомерните измервателни системи 
трябва да удовлетворяват изискванията по ал. 2 
при температура на заобикалящата среда от 
минус 25 °C до 55 °C. Когато калкулаторът с 
показващо устройство се монтира в помеще­
ние, температурата на заобикалящата среда 
за него може да бъде от 5 °C до 30 °C.
(4) Точността на измерване на темпера­
турата на горивото в резервоара трябва да е 
по-малка или равна на ± 0,5 °С.
Чл. 123. (1) Нивомерните измервателни 
системи се предоставят на пазара и/или се 
пускат в действие след одобряване на типа и 
първоначална проверка и подлежат на пос­
ледващи проверки.
(2) Изпитването за одобряване на тип на 
нивомерните измервателни системи включва:
1. изпитване на електронните автоматич­
ни нивомери при референтни условия преди 
монтиране;
2. изпитване на електронните автоматични 
нивомери след монтиране на функциониращ 
резервоар;
3. сравнение на показанията по темпера­
тура с еталонен термометър при различни 
температури;
4. определяне на нивото на течността при 
резервоари за съхранение на светли петролни 
продукти при атмосферно налягане и обема 
на течността в резервоара по данни от ка­
либровъчната таблица и нивото, определено 
от електронните нивомери при резервоари 
за съхранение на втечнени въглеводородни 
газове под налягане.
(3) Първоначалната и последващата про­
верка на нивомерните измервателни системи 
се извършват след монтиране и включват:
1. проверка на електронните автоматични 
нивомери в монтирано положение на функ­
циониращ резервоар;
2. сравнения на показанията по темпера­
тура с еталонен термометър;
3. определяне нивото на течността при 
резервоари за съхранение на светли петролни 
продукти при атмосферно налягане и обема 
на течността в резервоара по данни от ка­
либровъчната таблица и нивото, определено 
от електронните нивомери при резервоари 
за съхранение на втечнени въглеводородни 
газове под налягане.
Раздел XI
Разходомери и измервателни системи за ком­
пресиран природен газ
Чл. 124. (1) Разходомерът за компресиран 
природен газ е средство за измерване, предназ­
начено да измерва непрекъснато и да показва 
общото количество природен газ, преминало 
през измервателния преобразувател при ус­
ловията на измерване. Разходомерът включва 
най-малко измервателен преобразувател, 
калкулатор и показващо устройство.
(2) Измервателната система за компресиран 
природен газ е предназначена за зареждане 
на моторни превозни средства с компресиран 
природен газ и включва най-малко разходомер 
и трансферна точка.
(3) Измервателната система по ал. 2 може 
да включва и спомагателни и допълнителни 
устройства.
(4) Спомагателните устройства са:
1. нулиращо устройство;
2. устройство за повтарящо се показание;
3. печатащо устройство;
4. запаметяващо устройство;
5. показващо устройство за цена;
6. сумиращо показващо устройство;
7. устройство за предварително установя­
ване;
8. устройство за самообслужване.
(5) Допълнителните устройства са:
1. филтър;
2. устройство, използвано за трансферна 
точка;
3. антизавихрящо устройство;
4. разклонения и байпаси;
5. клапани, маркучи и всички газови тръби.
Чл. 125. (1) Ако няколко разходомера, 
предназначени за отделни измервателни опе­
рации, работят заедно с общи компоненти, 
всеки разходомер заедно с общите компоненти 
формира отделна измервателна система.
(2) Дадена измервателна система за комп­
ресиран природен газ трябва да включва само 
един разходомер.
(3) Работният обхват на измервателната 
система за компресиран природен газ се задава 
от производителя и се определя от следните 
характеристики:
1. минимално измерено количество;
2. измервателен обхват, ограничен от 
минималния разход, Qmin и от максималния 
разход Qmax;
3. максимално налягане на газа в зарежда­
щата станция за съхранение на газ, Pst;
4. налягане при максимално бързо пълнене 
с газово гориво, Pv;
5. минимално налягане на газа, Pmin, ако е 
критично, и максимално налягане на газа, Pmax;
6. максимална температура на газа, Тmax;
7. минимална температура на газа, Tmin;
8. клас на заобикалящата среда.
(4) Минималното измерено количество 
на измервателната система за компресиран 
природен газ трябва да се формира от реда 
1 × 10n, 2 × 10n или 5 × 10n kg, където n е поло­
жително или отрицателно цяло число или нула. 
Минималното измерено количество трябва 
да удовлетворява условията на използване 
на измервателната система. Измервателната 
система не трябва да бъде използвана за из­