Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 18

СТР.  18	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  22
3. по време на всяко измерване относител­
ното изменение в разходите да не превишава 
2,5 % между Qmin и Qt и – 5 % между Qt и Qmax;
4. неопределеността при измерването на 
температурата да не превишава ± 2 °С.“
§ 55. Членове 265 – 267 се отменят.
§ 56. В чл. 268 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При първоначалната проверка на водо­
мерите за студена вода трябва да са изпълнени 
изискванията на чл. 262 и чл. 264, т. 1 – 3.“
2. В ал. 4 думата „Изпитвателното“ се 
заменя с „Използваното“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За подаване на вода може да се използва 
всякакъв вид система. Ако няколко изпитва­
телни кръга работят заедно, не трябва да се 
допускат взаимни влияния, несъвместими с 
изискванията на чл. 262 и чл. 264, т. 1 – 3 – за 
водомерите за студена вода, и на чл. 264 – за 
водомерите за топла вода.“
4. Алинея 6 се отменя.
§ 57. В чл. 269, ал. 1 думите „Проверката 
на водомерите“ се заменят с „Първоначалната 
проверка на водомерите“.
§ 58. В чл. 270, ал. 1 думите „Проверката 
на водомерите“ се заменят с „Първоначалната 
проверка на водомерите“.
§ 59. В чл. 273 ал. 1 се изменя така:
„(1) Последващата проверка на водомерите 
по чл. 242, ал. 2 се извършва при изисква­
нията за първоначална проверка и включва 
проверка на точността.“
§ 60. Член 273а се изменя така:
„Чл. 273а. (1) Последващата проверка на 
водомери с оценено съответствие включва 
изпитването по чл. 270, ал. 2 и проверка на 
грешката на показанията на водомерите при 
измерване на действителния обем, като се 
определя най-малко при следните три стой­
ности на разхода:
1. между Q1 и 1,1 Q1;
2. между Q2 и 1,1 Q2;
3. между 0,9 Q3 и Q3.
(2) Грешките, установени при всяка от 
посочените по ал. 1 стойности на разхода, не 
трябва да превишават следните стойности:
1. при периодична проверка: ± 5 % в целия 
обхват (Q1 ≤ Q ≤ Q4), при всяка температура 
на водата; 
2. след ремонт:
а) ± 2 % в горната зона (Q2 ≤ Q ≤ Q4), за 
вода с температура ≤ 30 °C; 
б) ± 3 % в горната зона (Q2 ≤ Q ≤ Q4), за 
вода с температура > 30 °C;
в) ± 5 % в долната зона (Q1 ≤ Q < Q2) 
при всяка температура на водата.
(3) Температурата на водата по време на 
проверката трябва да е: 
1. за водомери с температурни класове 
Т30 и Т50 – в интервала между 10 °C и 30 °C;
2. за водомери с температурни класове Т70 
...... Т180 – в интервала между 10 °C и 30 °C, 
и 50 °C ± 5 °C;
3. за водомери с температурни класове 
Т30/70....... Т30/180 – 50 °C ± 5 °C.“
§ 61. Създава се чл. 273б:
„Чл. 273б. (1) Срокът на валидност на пос­
ледващата проверка на партида водомери, 
използвани за битова, търговска употреба и 
за употреба в леката промишленост, може 
да бъде удължен, ако са налице условията за 
прилагане на метода за статистически контрол 
и при проверка на извадка от партидата са 
постигнати критериите съгласно приложение 
№ 15а. 
(2) Методът за статистически контрол може 
да бъде приложен, ако срокът на валидност 
на предходната проверка на водомерите не е 
изтекъл и са налице условията за групиране 
на водомерите в партида.
(3) Водомерите могат да бъдат групирани 
в партида, когато:
1. имат едни и същи: производител, тип 
или модификация или допълнение на типа, 
означени съгласно удостоверението за одобрен 
тип и знак за одобрен тип или съгласно ЕО-
сертификата за изследване на типа/проекта;
2. годината на производство на средствата 
за измерване не се различава с повече от 
една година;
3. имат едни и същи номинален разход и 
клас на точност;
4. се използват при еднакви работни условия 
и условия на околната среда, включително 
водомерите да работят с вода с идентично 
или сравнимо качество;
5. датата на предходната проверка за всички 
средства за измерване се различава най-много 
с една година.
(4) При демонтажа и транспортирането на 
водомерите от извадката трябва да бъдат взе­
ти подходящи организационни и технически 
мерки, които да възпрепятстват всяка намеса, 
водеща до промяна на техните технически и 
метрологични характеристики. Независимо от 
големината на извадката периодът на демонтаж 
и транспортиране трябва да е възможно най-
кратък и общо да не надвишава един месец.
(5) Входът и изходът на водомерите от из­
вадката трябва да се запечатат непосредствено 
след демонтажа им.“
§ 62. В чл. 274, ал. 2 след думите „показ­
ващо устройство“ се поставя точка и текстът 
докрая се заличава.
§ 63. В чл. 286, ал. 1 се правят следните 
изменения:
1. В основния текст думите „чл. 322, ал. 2 
и 3“ се заменят с „чл. 321, ал. 4 и 5“. 
2. В т. 4 думите „чл. 322“ се заменят с 
„чл. 321“.
§ 64. В чл. 288, ал. 2, т. 2 думите „чл. 322“ 
се заменят с „чл. 321“.