Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 81

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
Чл. 732. (1) Специализираният софтуер, из-
ползван при електронните хронометри за часо-
во заплащане, трябва да е валидиран, иденти-
фициран от производителя и защитен от въвеж-
дане на промяна от неупълномощени лица.
(2) Трябва да е предвидена възможност за
сверяване на скалата за време от упълномоще-
ни лица.
Чл. 733. (1) Максималната допустима греш-
ка на хронометрите за часово заплащане за 1 час
не трябва да превишава ± 1 min.
(2) Относителната грешка на вътрешните
кварцови осцилатори, които се използват при
електронните хронометри за часово заплаща-
не, не трябва да е по-голяма от ± 1 Ч 10-4.
Чл. 734. Хронометрите за часово заплащане
трябва да запазват метрологичните си характе-
ристики при условията, определени от произ-
водителя, в съответствие с чл. 726.
Чл. 735. Хронометрите за часово заплащане
се пускат на пазара и/или в действие след пър-
воначална проверка и подлежат на последваща
проверка.
Чл. 736. Последващата проверка се извърш-
ва при работни условия за установяване на съ-
ответствието с максимално допустимите греш-
ки по чл. 733.
Чл. 737. Скалата на хронометрите за часово
заплащане в употреба се настройва (сверява)
на всеки 3 месеца.
Раздел XXXV
Аудиометри
Чл. 738. (1) Аудиометрите са средства за
измерване, предназначени за изследване на
човешкия слух.
(2) Изискванията на този раздел се отнасят
до аудиометри, използвани в здравеопазването.
Чл. 739. Материалите, използвани за произ-
водство на аудиометъра, включително и комп-
лектуваните към него слушалки и костен виб-
ратор, трябва да осигуряват стабилност на ре-
зултатите от измерване и максимално допусти-
мите грешки.
Чл. 740. Конструкцията на аудиометрите
трябва да осигурява правилно включване на
слушалките и костния вибратор към съответ-
ните изходи, както и защита на частите и ком-
понентите му, които имат влияние върху него-
вите характеристики (маркиране, пломбиране
и други форми на защита).
Чл. 741. Слушалките и костният вибратор,
комплектувани към аудиометъра, трябва да
имат точна идентификация (идентификацион-
ните им номера да са означени и върху основ-
ния уред) и да са осигурени срещу неправилно
включване (лява и дясна слушалка към съот-
ветните изходи).
Чл. 742. (1) Аудиометричната апаратура
трябва да има следните ясни и четливи надписи
и означения за:
1. наименованието или знака на произво-
дителя;
2. типа на аудиометъра;
3. идентификационния номер;
4. знака за одобрен тип.
(2) На аудиометъра трябва да е осигурено под-
ходящо място за поставяне на знак от проверка.
Чл. 743. Максимално допустимите грешки
на аудиометрите при задаване на честота и ниво
на звуковия сигнал не трябва да превишават
стойностите, посочени в приложение № 38.
Чл. 744. (1) Аудиометрите се пускат на паза-
ра и/или в действие след одобряване на типа и
след първоначална проверка и подлежат на
последващи проверки.
(2) Броят на изпитваните образци при изслед-
ване за одобряване типа на аудиометрите е 3, като
в зависимост от резултатите от изпитване могат
да бъдат поискани допълнителни образци.
Раздел ХХХVI
Радарни скоростомери
Чл. 745. Радарният скоростомер е предназ-
начен за контрол на скоростта на моторните
превозни средства чрез възпроизвеждане ефек-
та на Доплер.
Чл. 746. (1) Конструкцията на радарния ско-
ростомер трябва да позволява да се индивидуа-
лизира превозното средство, чиято скорост е
измерена, включително при едновременно дви-
жение на две или повече превозни средства, при
разминаване или когато радарният скоростомер
е монтиран на движещо се превозно средство.
(2) Ако радарният скоростомер не е приго-
ден да изпълни това изискване, той трябва да
анулира резултатите от собствените си измер-
вания, когато две различни превозни средства
пресичат радарния лъч едновременно, но с раз-
лична скорост.
Чл. 747. Радарният скоростомер трябва да
има устройство, отчитащо ъгъла, под който
превозните средства пресичат радарния лъч
(ъгъла на въздействие), освен в случаите, кога-
то е предназначен за работа с практически ус-
пореден на направлението на трафика радарен
лъч (ъгъл на пресичане под 10°).
Чл. 748. Конструкцията на радарните ско-
ростомери, работещи без регистриращо уст-
ройство, трябва да позволява отчитане на ре-
зултатите от измерване от двама оператори
едновременно.
Чл. 749. Възлите на радарните скоростоме-
ри, изложени на външни въздействия, трябва
да са прахо- и водонепроницаеми след свързва-
нето на всички детайли.
Чл. 750. Радарните скоростомери трябва
автоматично да изключват неверни резултати,
причинени от външни въздействия и смущения,
както и такива, предизвикани от промяна на
захранващото напрежение извън зададения от
производителя обхват.
Чл. 751. (1) Инструкциите (програмите) и
запаметените данни трябва да се проверяват най-
малко веднъж при всяко включване на радар-
ния скоростомер по методи, удостоверяващи
тяхната комплектност.