Държавен вестник, бр. 13, 2018 г., стр. 100

СТР.  100	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  13
2. Точност на 
анодното 
напрежение U 
1 
веднъж 
на две 
години 
Отклонение на измерената 
стойност от зададената до 
 6%, а при напрежения 
над 100 kV до ± 6 кV. 
 
Отклонение на измерената 
стойност от зададената до 
10%.  
 
Измерва се средната 
пикова стойност на U по 
неинвазивен метод с 
уред, поставен в лъчевия 
сноп 
3. Повторяемост на 
анодното 
напрежение U 
1 
веднъж 
на две 
години 
Отклонение до  5% на 
всяка измерена стойност 
от средната стойност при 
най-малко 3 измервания 
при повторяеми условия 
 
При пусковото изпитване 
-за ниска, средна и висока 
стойности на U; ежегодно 
– за средна стойност на U, 
например 70 kV 
4. Точност на 
таймера 
1 
веднъж 
на две 
години 
Отклонение на измерената 
стойност от зададената до 
 20% 
Отклонение на измерената 
стойност от зададената до  
 50%  
 
5. Повторяемост на 
времето на 
експонация 
1 
веднъж 
на две 
години 
Отклонение до  10% на 
всяка измерена стойност 
от средната стойност при 
най-малко 3 измервания 
при повторяеми условия  
 
 
6. Повторяемост на 
въздушната керма  
1 
веднъж 
на две 
години 
Отклонение до  10% на 
всяка измерена стойност 
на въздушната керма от 
средната при най-малко 3 
измервания при 
повторяеми условия 
Отклонение до  20% на 
всяка измерена стойност 
на въздушната керма от 
средната при най-малко 3 
измервания при 
повторяеми условия 
 
7. Обща филтрация 
на рентгеновата 
тръба 
1 
веднъж 
на две 
години 
 
≥1,5 mm алуминиев 
еквивалент при 
максимално напрежение 
≤70 kV и ≥2,5 mm при >70 
kV  
 
8. Лъчев дебит при 
зъбните кугели 
1 
веднъж 
на две 
години 
Между 30 – 80 Gy.mAs-1 
на 1 m от фокуса  
 
 
9. Разстояние 
фокус-кожа за 
зъбните кугели 
1 
пусково 
 
Най-малко 20 cm 
 
10. Размер на 
лъчевото поле на 
изходния отвор на 
тубуса при зъбните 
кугели 
1 
веднъж 
на две 
години 
Диаметър при кръгло 
сечение до 60 mm; а при 
правоъгълно сечение 
размери до 35 mm x 45 mm
Диаметър при кръгло 
сечение до 75 mm; а при 
правоъгълно сечение 
размери до 40 mm x 50 mm 
 
11. Размер на 
лъчевото поле при 
уредбите за 
панорамна графия 
1 
веднъж 
на две 
години 
Ширина до 5 mm и 
височина до 150 mm 
Ширина до 10 mm и 
височина до размера на 
преобразувателя  
Измерва се на входа на 
преобразувателя на 
образа 
12. Размер на 
лъчевото поле при 
уредбите за 
дентална 
компютърна 
томография с 
конусовиден сноп 
(CBCT) 
1 
веднъж 
на две 
години 
 
Границите на лъчевото поле 
са в границите на 
преобразувателя на образа   
 
13. Гранична 
висококонтрастна 
разделителна 
способност 
1 
веднъж 
на две 
години 
Промяна от базовата 
стойност до 25% 
 
Оценява се с 
висококонтрастен ивичен 
тестов растер с 
пространствени честоти до 
20 mm-1 
14. Падаща 
въздушна керма при 
секторна снимка на 
моларен 
мандибуларен зъб 
на възрастен 
пациент 
1 
веднъж 
на две 
години 
Под 2,5 mGy  
 
Под 5 mGy  
 
Измерва се в точка от 
централния лъч върху 
изходната повърхност на 
тубуса без пациент (без 
обратно разсейване)  
15. Произведение 
керма-площ при 
панорамна снимка 
на възрастен 
пациент 
1 
веднъж 
на две 
години 
Под 100 mGy.cm2 
Под 200 mGy.cm2 
 
16. Падаща 
въздушна керма за 
цефалометрия на 
възрастен пациент 
1 
веднъж 
на две 
години 
Под 3 mGy 
Под 6 mGy