Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 48

СТР.  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
вие след одобряване на типа и първоначална 
проверка и подлежат на последващи проверки.
(2) Броят на изследваните за одобряване 
на типа образци е един.
(3) Когато при изследване на типа се 
установи несъответствие на уредите с изиск­
ванията на този раздел, могат да се изискат 
още образци.
Чл. 335. (1) Стационарните системи за ра­
диационен контрол се предоставят на пазара 
и/или се пускат в действие след първоначална 
проверка и подлежат на последващи проверки.
(2) Първоначалната проверка на системите 
се извършва на два етапа – в лабораторни 
условия и на мястото на тяхното използване 
след монтаж.
(3) Последващите проверки на системите 
се извършват на мястото на употреба.
Чл. 336. (1) За извършване на метрологичен 
контрол на уредите и системите за измерване 
на еквивалентна доза и мощност на еквива­
лентна доза се използват лъчения съгласно 
БДС EN 60846 и IEC 60532.
(2) При метрологичния контрол на уредите 
за измерване на замърсеност на повърхности 
се използват еталонни източници съгласно 
БДС EN 60325 и ISO 8769.
(3) При метрологичен контрол на уредите 
за измерване на еквивалентна доза и мощ­
ност на еквивалентната доза и/или поток и 
плътност на потока неутрони се използват 
лъчения съгласно БДС EN 61005 и IEC 61322.
(4) При метрологичен контрол на уредите за 
измерване на концентрация на радиоактивни 
аерозоли и газове във въздуха се използват 
подходящи за всеки конкретен случай ета­
лонни радиоактивни източници.
Чл. 337. (1) При изпитване и първоначална 
проверка на уредите за радиационен контрол 
се изследват:
1. измервателният обхват и линейността 
на показанията;
2. максимална допустима грешка;
3. статистическите флуктуации на пока­
занията;
4. зависимостта на показанията от енер­
гията на лъчението и ъгълът на облъчване 
(когато е приложимо);
5. нивата на сигнализация (когато е при­
ложимо);
6. претоварване (само при изпитване).
(2) При последваща проверка на уредите 
за радиационен контрол се проверяват мак­
симално допустимата грешка и нивата на 
сигнализация (когато е приложимо).
(3) При последваща проверка след ремонт 
освен характеристиките по ал. 2 се проверя­
ват и измервателният обхват и линейността 
на показанията.
Чл. 338. (1) При първоначална проверка 
на стационарните системи за радиационен 
контрол се изследват:
1. собствен фон;
2. максимална допустима грешка;
3. линейност на показанието;
4. енергийна и ъглова зависимост;
5. устройствата за подаване на алармен 
сигнал;
6. определяне на контролна стойност за 
последваща проверка.
(2) При последваща проверка на стацио­
нарни системи за радиационен контрол се 
изследват:
1. повторяемостта на показанията спрямо 
първоначалната проверка;
2. устройствата за подаване на алармен 
сигнал.
Раздел XX 
Системи за измерване на инкорпорираната 
в човешкото тяло активност
Чл. 339. (1) Системите за измерване на 
инкорпорираната в човешкото тяло активност, 
наричани „целотелесни броячи“, са средства 
за измерване, предназначени за идентифи­
циране на инкорпорирани гама-излъчващи 
радионуклиди, попаднали в човешкото тяло 
чрез вдишване, поглъщане и/или през кожата, 
и за определяне на инкорпорирана активност.
(2) Системите за измерване на инкорпори­
раната в човешкото тяло активност се използ­
ват за контрол на вътрешното облъчване на 
персонала, работещ в среда на йонизиращи 
лъчения.
(3) Системите за измерване на инкорпо­
рираната в човешкото тяло активност могат 
да бъдат:
1. стационарни или подвижни;
2. сканиращи (позволяват определяне раз­
пределението на инкорпорираната активност 
в човешкото тяло) или с фиксирана геометрия 
на измерване.
(4) Инкорпорираната активност се опре­
деля чрез гама-спектрометричен анализ на 
радионуклидите.
(5) Резултатите от измерване активността 
на инкорпорираните гама-излъчващи радио­
нуклиди се представят в Bq.
Чл. 340. Системите за измерване на ин­
корпорираната в човешкото тяло активност 
се състоят от:
1. гама-спектрометър, включващ детек­
торна система и многоканален анализатор;
2. защита;
3. устройство, определящо геометрията на 
измерване;
4. персонален компютър с подходящ софт­
уер за обработка и представяне на резултатите 
от измерване.
Чл. 341. Системите за измерване на ин­
корпорираната в човешкото тяло активност, 
включително използваният софтуер, трябва 
да са защитени срещу непозволени действия,