Държавен вестник, бр. 80, 2006 г., стр. 20

С Т Р .  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
б) да запазва всичките си функции;
в) да позволява възстановяване на всички данни
от измерване, показвани точно преди смущението.
7. Критичната стойност на изменението е по-
малката от следните две стойности:
а) количеството, което съответства на полови-
ната от стойността на максималната допустима
грешка в горната зона на измервания обем;
б) количеството, което съответства на макси-
малната допустима грешка, отнасяща се за коли-
чеството за една минута при максималния разход.
8. При условията на монтиране, определени от
производителя, влиянието на смущенията в пото-
ка, възникващи преди и след разходомера за газ,
не трябва да надвишават една трета от МДГ.
9. След провеждане на изпитване, при което се
взема под внимание периодът от време, определен
от производителя, трябва да се изпълняват след-
ните критерии за устойчивост:
9.1. Разходомери клас 1,5.
9.1.1. Изменението на резултата от измерване
след провеждане на изпитване за устойчивост,
сравнен с резултата от първоначалното измерва-
не, за разходи в обхвата от Qt до Qmax не трябва да
надвишава резултата от измерване с повече от 2 %.
9.1.2. Грешката на показанието след премина-
ване на изпитването за устойчивост не трябва да
надвишава два пъти МДГ от т. 3.
9.2. Разходомери клас 1,0.
9.2.1. Изменението на резултата от измерване,
след провеждане на изпитване за устойчивост,
сравнен с резултата от първоначалното измерва-
не, не трябва да надвишава една трета МДГ от т. 3.
9.2.2. Грешката на показанието след премина-
ване на изпитването за устойчивост не трябва да
надвишава МДГ от т. 3.
10. Разходомер за газ, захранван от електричес-
ка мрежа (АС или DC), трябва да бъде снабден с
аварийно захранващо устройство или с други сред-
ства, за да се осигури запазване на всички функции
на измерване по време на прекъсване на основния
източник на захранване.
11. Захранващият източник със специално пред-
назначение трябва да има експлоатационен пери-
од най-малко 5 години. След изтичане на 90 % от
неговия експлоатационен период трябва да се по-
явява предупредително съобщение.
12. Показващото устройство трябва да има дос-
татъчен брой цифри, за да се осигури, че количес-
твото, преминаващо в продължение на 8000 часа
при Qmax, не връща цифрите към техните начални
стойности.
13. Разходомерът за газ трябва да може да се
монтира да работи във всяка позиция, освен ако е
посочено нещо друго.
14. Разходомерът за газ трябва да има устройс-
тво за проверка, което да позволява изпитването
да се извършва за приемливо време.
15. Разходомерът за газ трябва да отговаря на
МДГ за всяка посока на потока или само в една
ясно означена посока на потока.
16. Измерваният обем трябва да се визуализира
в кубични метри или в килограми.
17. Коригиращото устройство представлява
възел съгласно § 1, т. 2 от допълнителната разпо-
редба. Ако е приложимо, за коригиращото устройс-
тво се прилагат съществените изисквания към
разходомера за газ.
18. Производителят определя базовите условия
(определени условия, към които се привежда из-
мерваното количество флуид) за коригиране на
количествата.
19. Максималните допустими грешки (МДГ) за
коригиращо устройство са:
а) 0,5 % при температура на заобикалящата
среда 20 °С ± 3 °С, влажност на заобикалящата сре-
да 60 % ± 15 %, номинална стойност на захранва-
щото напрежение;
б) 0,7 % за устройство за коригиране на темпе-
ратурата при нормални условия на работа;
в) 1,0 % за други коригиращи устройства при
нормални условия на работа.
При определяне на МДГ на коригиращите уст-
ройства не се взема под внимание грешката на
разходомера за газ.
20. Електронното коригиращо устройство тряб-
ва да е в състояние да открива и показва кога се
работи извън работния обхват (обхвати), опреде-
лен от производителя, за параметри, които се от-
насят за точността на измерване.
21. Електронното коригиращо устройство
трябва да е в състояние да показва всички необ-
ходими данни за измерването без допълнително
оборудване.
22. Пускане в действие.
22.1. Измерването за битови нужди се извърш-
ва с разходомери от клас 1,5 и с разходомери от
клас 1,0, чието отношение Qmax/Qmin е равно или
по-голямо от 150.
22.2. Измерването за търговски сделки и/или в
леката промишленост се извършва с разходомери
от клас 1,5.
22.3. Лицето, което доставя, или лицето, което
законово е оправомощено да монтира средството
за измерване, следва да определи изискванията на
т. 2.2 и  2.3, като гарантира, че то е подходящо за
точно измерване на консумацията, която е пред-
видена или се предвижда.
Приложение № 3
към чл. 9, ал.1, т.3
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕК-
ТРОМЕРИ ЗА АКТИВНА ЕНЕРГИЯ
1. Тези изисквания се прилагат за електромери
за активна енергия, предназначени за  битова, тър-
говска употреба и за употреба в леката промишле-
ност. Електромерите могат да се използват в ком-
бинация с външни измервателни трансформатори
в зависимост от прилагания начин на измерване.
Изискванията на приложението не се отнасят за
измервателните трансформатори.