Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 69

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
Чл. 608. (1) Стационарните системи за мо-
ниторинг на радиационния фон трябва да са
конструирани така, че да осигуряват непрекъс-
ната работа и резултатите от измерване да се
запазват при отпадане на захранването за опре-
делен интервал от време.
(2) Производителят трябва да определи пе-
риод за периодична поддръжка и профилакти-
ка и ясно да опише необходимите процедури.
Чл. 609. Масата на преносимите уреди за
радиационен контрол трябва да е подходяща за
носене от човек продължително време.
Чл. 610. Уредите, които измерват еквивален-
тна доза, мощност на еквивалентната доза от
фотонно и бета-лъчение, замърсеност на повър-
хности и концентрация на радиоактивни аеро-
золи и газове, могат да имат контролен радио-
активен източник, който да позволява перио-
дично да се проверява изправността им.
Чл. 611. Сумарната площ на детекторите на
уредите и системите, които измерват замърсе-
ност на повърхности с радиоактивни вещества,
трябва да е не по-малка от 100 cm2.
Чл. 612. Площта на детекторите на уредите
и системите, които измерват замърсеност на
повърхности с радиоактивни вещества, трябва
да е не по-малка от 100 cm2.
Чл. 613. (1) Системите за радиационен кон-
трол и за мониторинг на радиационния фон
трябва да имат вградени в тях устройства, кои-
то да позволяват периодично да се проверява
изправността им.
(2) Устройствата за управление и измерване
на системите трябва да са конструирани така,
че да се свързват и управляват от централен
пулт за управление и резултатите от измерване
да се изпращат до този пулт.
(3) Устройствата за подаване на алармен
сигнал трябва да са подходящи за целта на из-
мерването. Сигналът трябва да е прекъснат,
светлинен и звуков и да се дублира с централ-
ния пулт за управление.
(4) Всички устройства за подаване на алар-
мен сигнал трябва да могат да се проверяват за
работоспособност от оператора на централния
пулт за управление.
Чл. 614. (1) Обхватът на измерване на уредите
и системите за измерване на мощност на еквива-
лентна доза от фотонно лъчение не трябва да е
по-малък от обхвата от 1 µSv.h-1 ч 10 mSv.h-1.
(2) Обхватът на измерване на стационарни-
те системи за мониторинг на радиационния фон
не трябва да е по-малък от обхвата от 0,1µSv.h-1
до 10 Sv.h-1.
(3) Горната граница на обхвата на измерва-
не на уредите и системите за измерване на за-
мърсеност на повърхности с радиоактивни ве-
щества трябва да е не по-малка от 105 cm-2.s-1.
Чл. 615. За уредите и системите, които из-
мерват замърсеност на повърхности с радиоак-
тивни вещества, трябва да е определена мини-
мално детектируемата активност.
Чл. 616. (1) Обхватът на измерване на уре-
дите и системите за измерване концентрация
на радиоактивни аерозоли и газове във въздуха
не трябва да бъде по-малък:
1. за аерозоли—от 10 Bq.m-3 до 105 Bq.m-3;
2. за газове—от 103 Bq.m-3 до 106 Bq.m-3.
(2) Обхватът на измерване на уредите и сис-
темите за измерване мощност на еквивалент-
ната доза и/или поток и плътност на потока
неутрони не трябва да бъде по-малък:
1. за еквивалентна доза—от 10 µSv до 10 Sv;
2. за мощност на еквивалентната доза—от
10 µSv.h-1 до 1 Sv.h-1;
3. за поток неутрони—от 102 cm-2 до 105 cm-2;
4. за плътност на потока неутрони—от 101
cm-2.s-1 до 104 cm-2.s-1.
Чл. 617. (1) При нормални условия на упот-
реба и когато уредите и системите са настроени
съгласно предписанията на производителя, ос-
новната грешка не трябва да надвишава:
1. за уредите и системите за измерване на
еквивалентна доза и мощност на еквивалентна
доза—± 15 %;
2. за уредите и системите за измерване за-
мърсеност на повърхности с радиоактивни ве-
щества—± 25 %;
3. за уредите и системите за измерване кон-
центрация на радиоактивни аерозоли и газо-
ве—± 40 %;
4. за уредите и системите за измерване на
еквивалентна доза и мощност на еквивалент-
ната доза и/или поток и плътност на потока
неутрони—± 25 %.
(2) При работни условия и когато системите
за мониторинг са настроени съгласно предпи-
санията на производителя, основната грешка
не трябва да надвишава ± 15 %.
(3) Показанията на уредите и системите за
измерване на еквивалентна доза и мощност на
еквивалентна доза от фотонно лъчение не трябва
да се променят повече от ± 25 % при промяна на
ъгъла на облъчване от 0° до 90° спрямо указа-
ния от производителя. За ъгли от 90° до 180°
стойността на отклонение се определя от про-
изводителя.
Чл. 618. (1) Уредите и системите за радиа-
ционен контрол се пускат на пазара и/или в
действие след одобряване на типа и след пър-
воначална проверка и подлежат на последва-
щи проверки.
(2) Броят на изследваните за одобряване на
типа образци е 3.
Чл. 619. (1) Стационарните системи за мо-
ниторинг на радиационния фон се пускат в дейс-
твие след първоначална проверка и подлежат
на последващи проверки.
(2) Проверките на стационарните системи се
извършват на мястото на използване. Когато е
технически възможно, проверката на техните
компоненти се извършва в лабораторни условия.
Чл. 620. За извършване на метрологичен
контрол на уредите и системите за измерване
на еквивалентна доза и мощност на еквивален-