Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
спортира, без да се разглобява, и се проверява
при нормалните условия, за които е предвиде-
на да работи.
(3) Във всички останали случаи проверката
се извършва в два етапа.
Чл. 419. (1) Първият етап от първоначална-
та проверка се извършва на разходомера и на
допълнителните устройства към него, ако има
такива, независимо дали са включени в обосо-
бен функционален възел.
(2) Първият етап от първоначалната провер-
ка може да се извършва на изпитвателен стенд
по възможност при производителя или на ин-
сталираната измервателна система, като из-
следването се извършва с течности, различни
от тези, за които е предвидена системата.
(3) Вторият етап от първоначалната про-
верка се извършва при реални работни усло-
вия, на мястото за монтиране на измервател-
ната система и с течността, за която е предви-
дена системата.
(4) Вторият етап от първоначалната провер-
ка може да се извърши и на място, избрано от
лицето, което извършва проверката, ако измер-
вателната система се транспортира, без да се
разглобява, а изпитването се провежда при ус-
ловията, при които е предвидено да работи из-
мервателната система.
(5) При едноетапна проверка се извършват
изпитванията съгласно чл. 420, ал. 1.
Чл. 420. (1) Когато първоначалната проверка
се извършва в два етапа, първият етап включва:
1. изследване съответствието на разходоме-
ра, включително на допълнителните устройст-
ва, с одобрения тип;
2. изследване на метрологичните характе-
ристики на разходомера, включително на вгра-
дените допълнителни устройства.
(2) Вторият етап включва:
1. изследване съответствието на измервател-
ната система, включително на разходомера и
на допълнителните устройства;
2. изследване на метрологичните характе-
ристики на разходомера и допълнителните ус-
тройства в измервателната система;
3. изследване на устройството за отстранява-
не на газове, ако има такова, като не е необходи-
мо да се проверява дали се надвишава макси-
мално допустимата грешка за това устройство;
4. изследване настройката на устройството
за регулиране на налягането;
5. изследване за отклоненията във вътреш-
ния обем на маркучите при система “пълен
маркуч”;
6. определяне на остатъчните количества в
системи “празен маркуч”.
Чл. 421. (1) Последващата проверка на из-
мервателната система се извършва при спазва-
не на изискванията за първоначална проверка
и включва операциите по чл. 420, ал. 2.
(2) Разходомерът и допълнителните устрой-
ства се проверяват само ако са нарушени плом-
бите на измервателната му част.
Раздел XVI
Електромагнитни разходомери
Чл. 422. (1) Електромагнитните разходоме-
ри са средства за измерване, предназначени да
определят разхода и обема на преминаващия
през тях електропроводим флуид.
(2) Минималните експлоатационни изиск-
вания за електрическата проводимост на флуи-
да се определят от производителя.
Чл. 423. При електромагнитните разходоме-
ри движението на електропроводящия флуид в
перпендикулярно на него магнитно поле инду-
цира електромагнитна сила, пропорционална
на обемния разход.
Чл. 424. (1) Електромагнитният разходомер
се състои от първично и едно или повече вто-
рични устройства.
(2) Първичното устройство включва след-
ните елементи:
1. електрически изолирана измервателна
тръба, през която протича измерваната елект-
ропроводяща течност;
2. една или повече двойки електроди, диа-
метрално разположени, които измерват гене-
рирания сигнал;
3. електромагнит за генериране на електро-
магнитно поле в измервателната тръба.
(3) Първичното устройство създава сигнал,
пропорционален на разхода, и/или сигнал за
сравнение.
(4) Вторичното устройство е оборудване,
което преобразува сигнала, генериран от пър-
вичното устройство, в стандартен сигнал, про-
порционален на разхода. Стойностите на измер-
ваните величини се визуализират на показва-
щото устройство, което е неразделна част от
вторичното устройство.
(5) Вторичното устройство се монтира вър-
ху първичното устройство и е неразделна част
от него или е отделно и се свързва с първичното
устройство посредством кабел.
Чл. 425. (1) Електромагнитните разходоме-
ри се характеризират със:
1. размер на измервателната тръба, който
се обозначава с главни букви “DN”, следвани
от цифра;
2. максимално работно налягане, означено с
“Pmax”, като работното налягане е равно на раз-
ликата между налягането на флуида на входа на
разходомера и атмосферното налягане.
(2) Измервателната тръба трябва да е изра-
ботена от немагнитен материал.
(3) За металните тръби се използва изолира-
ща обшивка, предпазваща електрическа връз-
ка между тръбата и измервателните електроди.
(4) Материалите, използвани за изработка-
та на обшивката и измервателните електроди,
се избират така, че да са съвместими с измерва-
ния флуид.
(5) Независимо от начина на монтаж на пър-
вичното устройство то трябва да е монтирано така,
че измервателната тръба винаги да е пълна.