Държавен вестник, бр. 13, 2018 г., стр. 99

БРОЙ  13	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  99  
7. Стойности на 
хаунсфийлдовите 
числа - 
възпроизводимост 
1, 2 
веднъж 
месечно 
Разлика от базовата 
стойност: 
до  5 HU за вода и  
до  15 HU за друго 
вещество 
Разлика от базовата 
стойност: 
до  10 HU за вода и  
до  30 HU за друго 
вещество 
Определя се в централна 
област с диаметър около 
10% от диаметъра на 
образа на фантома 
8. Шум на образа 
1, 2 
веднъж 
месечно 
Разлика до 10% от 
базовата стойност на 
експеримен-талното 
средноквадратично 
отклонение  на 
Хаунсфийлдовите числа 
Разлика до 25% от базовата 
стойност на 
експерименталното 
средноквадратично 
отклонение  на 
Хаунсфийлдовите числа 
 се определя с воден или 
водноеквивалентен 
фантом; в централна 
област с диаметър около 
40% от диаметъра на 
фантома   
9. Еднаквост на 
хаунфийлдовите 
числа в различни 
райони на 
хомогенен фантом 
1 
веднъж 
месечно 
Разлика до 10 HU между 
средните стойности в 
централна и в няколко 
периферни области 
 
Оценява се с воден или 
водноеквивалентен 
фантом за глава, в 
централна и четири 
периферни области на 
интерес с диаметър около 
10% от диаметъра на 
образа на фантома 
1 
веднъж 
годишно 
Разлика до 20% от 
базовата стойност на CTDI 
за единичен срез, измерен 
при най-малко един 
протокол за изследване на 
глава и един за тяло 
Разлика до 40% от базовата 
стойност за CTDI за 
единичен срез, измерен при 
най-малко един протокол за 
изследване на глава и един 
за тяло 
Измерва се CTDI 
свободно във въздух с 
йонизационна камера с 
дължина 10 cm. 
10. Компютър-
томографски индекс 
на дозата (CTDI) 
1 
веднъж 
годишно 
Разлика до 20% на 
измерената от показаната 
стойност на CTDIw или 
CTDIvol, при стандартни 
клинични протоколи за 
изследване на глава, 
торакс, корем и таз на 
възрастен пациент 
 
Измерва се с йонизационна 
камера и стандартни 
дозиметрични фантоми от 
РММА  
11. Дебелина на 
среза върху образа 
1 
веднъж 
годишно 
Разлика между зададената 
и измерената стойност до: 
+0,5 mm за дебелини на 
среза <1 mm; 50% при 
дебелини от 1 mm до 2 mm
и 1 mm за дебелини на 
среза ≥2 mm.   
 
Оценява се с помощта на 
специализиран тестов 
обект. 
12. Ширина на 
рентгеновия сноп по 
надлъжната ос 
1 
веднъж 
годишно 
Съответствие със 
спецификацията и 
изменение от базовата 
стойност до 20% или 
1 mm (по-малкото от 
двете) 
Съответствие със 
спецификацията и 
изменение от базовата 
стойност до 50% или 
2 mm (по-малкото от двете) 
Оценява се чрез ширината 
на измерения профил на 
дозата при половината от 
максималната стойност 
13. 
Висококонтрастна 
разделителна 
способност 
1 
веднъж 
годишно 
Разлика до 20% от 
базовата стойност на 
разделителната 
способност, оценена чрез 
ширината при половината 
от максималната стойност 
на точковата или 
линейната 
разпределителни функции
 
Изпитванията се 
адаптират към 
специфичните изисквания 
на производителя на 
компютъртомографската 
уредба и към наличния 
фантом за качество на 
образа 
 
14. Монитори и 
принтери 
Прилагат се изискванията от Таблица 2, т. 7 и 8 
Таблица 5. Изпитвания на уредбите за дентална рентгенография 
Контролиран 
параметър 
Степен на  
компетентност 
Минимална 
честота на 
контролиране 
Граници на 
нормална 
работа  
Граници на 
безопасна 
работа  
Забележка 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Проявителният процес при уредбите за дентална рентгенография с филми трябва да изпълнява критериите от таблица 2, т. 3.   
За уредбите за панорамна рентгенография трябва да са изпълнени още критериите от таблица 2, т. 1 и т.4. 
1. Минимално 
анодно 
напрежение 
1 
Пусково  
 
Работното напрежение да е 
 60 kV 
Оценява се по 
техническата 
спецификация