Държавен вестник, бр. 54, 2005 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
ветства на лицензията, издадена от Агенцията за
ядрено регулиране съгласно Закона за безопасно
използване на ядрената енергия;
2.1.2. дейността се изпълнява съгласно правил-
ник за вътрешния ред и авариен план, утвърдени
от управителя/директора;
2.1.3. за всеки апарат е осигурена техническа
поддръжка и профилактика, документирани в про-
токоли;
2.1.4. структурата разполага със следните по-
мещения: хранилище за получени радионуклиди,
помещение за радиохимия, за аплициране на радио-
фармацевтичните вещества, работни помещения
със съответните апарати, хранилище за радиоак-
тивни отпадъци, чисти помещения за персонала,
санитарни възли за персонала и за болните;
2.1.5. подът на помещенията е покрит с водо-
непропусклива материя, позволяваща измиване и
дезактивация;
2.1.6. в радиохимията и апликационната е оси-
гурен петкратен обмен на въздуха за един час;
2.1.7. в хранилището за получени радионукли-
ди има оловна защита за източниците на гама-
лъчение и плексигласова за източници на бета-
лъчение;
2.1.8. помещението за радиохимия е разполо-
жено непосредствено до хранилището;
2.1.9. в помещението за радиохимия са монти-
рани активиметър и радиохимична камина;
2.1.10. в камината има устройство за загряване
на радиофармацевтичните вещества при необхо-
димост;
2.1.11. приготвените радиофармацевтици се
поставят в оловен контейнер и се етикетират;
2.1.12. радиоактивните отпадъци се съхраняват
в подходящи контейнери в зависимост от лъчени-
ето на използваните радионуклиди;
2.1.13. в хранилището за радиоактивните отпа-
дъци се съхраняват неизползваните радиофарма-
цевтици до превръщането им в нерадиоактивни;
2.1.14. със заповед се определя специалист от
структурата по нуклеарна медицина, който отго-
варя за дозиметричния и радиационен контрол;
2.1.15. специалистът по дозиметричен и радиа-
ционен контрол извършва текущ радиационен
контрол поне веднъж седмично за наличие на ра-
диоактивност по работните плотове, пода, мивки-
те, работното облекло и ръцете на персонала, като
резултатите се документират;
2.1.16. периодично се отчитат данните от ин-
дивидуалните дозиметри, с които задължително
е снабден персоналът, попълват се съответните
документи и се съобщават резултатите от този
контрол;
2.1.17. със заповед съответният управителен
орган на лечебното заведение назначава специа-
лист по нуклеарна медицина, който отговаря за
получаването, отчитането и съхранението на от-
критите радиоактивни източници, както и за от-
страняването на радиоактивните отпадъци.
2.2. Апаратура и изследвания:
В университетско лечебно заведение
2.2.1. апаратура: томографска гама-камера; дву-
канално и едноканално детектиращо устройство;
гама-брояч с кладенчев кристал; активиметър;
контролен дозиметричен прибор; индивидуални
дозиметри, оловна защита за спринцовки, хладил-
ник, термостат, центрофуга и фризер;
2.2.2. изследвания: сцинтиграфия на щитовид-
на жлеза, динамична и статична бъбречна сцин-
тиграфия, изотопна нефрография и определяне на
количеството на остатъчната урина в пикочния
мехур, сцинтиграфия на кости и стави; перфузион-
на сцинтиграфия на бял дроб, туморотропна сцин-
тиграфия, изследване на мозък, миокардна перфу-
зионна сцинтиграфия, сцинтиграфия на черен дроб,
изследване на храносмилателна система, сцинти-
графия на костен мозък, лимфосцинтиграфия,
сцинтиграфия на тестиси, изследване на хормони,
туморни маркери;
2.2.3. извършва се амбулаторно метаболитно
лечение при доброкачествени заболявания на
щитовидната жлеза, при болков синдром от кост-
ни метастази и др.
В областно или междуобластно лечебно заведение
2.2.4. апаратура: планарна гама-камера; двука-
нално и едноканално детектиращо устройство;
гама-брояч с кладенчев кристал; активиметър;
контролен дозиметричен прибор; индивидуални
дозиметри, оловна защита за спринцовки, хладил-
ник, термостат, центрофуга и фризер;
2.2.5. изследвания: сцинтиграфия на щитовид-
на жлеза, динамична и статична бъбречна сцин-
тиграфия, изотопна нефрография и определяне на
количеството на остатъчната урина в пикочния
мехур, сцинтиграфия на кости и стави; перфузион-
на сцинтиграфия на бял дроб, изследване на хор-
мони, туморни маркери.
2.3. Човешки ресурси:
2.3.1. броят на персонала е съобразен с изисква-
нето за ненадхвърляне на индивидуалната годиш-
на доза, до 100 mSv за срок пет години;
2.3.2. всеки медицински и немедицински спе-
циалист има валидно удостоверение за работа с
открити източници на лъчение.
2.4. Качествен контрол на дейността:
2.4.1. апаратурата се контролира периодично,
което се удостоверява със съответните протоколи;
2.4.2. лабораториите за ин витро изследвания
(радиоимунологични или радиолигандни измерва-
ния) имат документирани критерии за изработва-
не на референтни стойности по изследваните по-
казатели;
2.4.3. прилаганите радиофармацевтици трябва
да са в активности, съобразени с националните
референтни нива.
3. Допълнителни изисквания по стандарт
На национално ниво—оценъчни показатели 10
3.1. разполагат с комплектован ехограф;
3.2. интраоперативна гама-детекторна сонда;
3.3. извършват сцинтиграфско изследване на
тестиси;
3.4. има разкрито отделение за стационарно
лечение на пациенти с тиреоиден карцином с голе-
ми дози радиоактивен йод;
3.5. извършват други изследвания извън мини-
малните;
3.6. маркиране на кръвни клетки;
3.7. радионуклидна вентрикулография;
3.8. участие в програма по външна оценка на
качеството;