Държавен вестник, бр. 80, 2006 г., стр. 19

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  19
б) 1,5 % при обем, измерван в интервал меж-
ду Q2 (включително) и  Q4 (включително) [Q2 І
Q І Q4].
8.2. Грешката на показанието за обема, изме-
рен след преминаване на изпитването за устойчи-
вост, не трябва да надвишава:
а) ± 6 % при обем, измерван в интервал между Q1
(включително) и Q2 (не се включва) [Q1 І Q < Q2];
б) ± 2,5 % при обем, измерван в интервал меж-
ду Q2 (включително) и  Q4  (включително), за водо-
мери, предназначени за измерване на вода с тем-
пература между 0,1 °C и 30 °C  [Q2 І Q І Q4];
в) ± 3,5 % при обем, измерван в интервал между
Q2 (включително) и  Q4  (включително), за водоме-
ри, предназначени за измерване на вода с темпера-
тура между 30 °C и 90 °C  [Q2 І Q І Q4].
9. Водомерът трябва да може да се монтира да
работи във всяко положение, освен ако е отбеляза-
но друго.
10. Производителят определя дали водомерът
е проектиран да измерва обратен поток. Обемът
на обратния поток трябва или да се изважда от
общия обем, или да се записва отделно. Макси-
малната допустима грешка за правия и за обрат-
ния поток трябва да е една и съща.
Водомерите, които не са проектирани да измер-
ват обратен поток, трябва да са в състояние да
издържат случайно обръщане на потока без вло-
шаване или изменение на метрологичните харак-
теристики.
11. Измерваният обем трябва да се представя
визуално в кубични метри.
12. При пускане в действие лицето, което дос-
тавя, или лицето, което е законово оправомощено
да монтира средството за измерване, следва да
определи обхвата от изискванията по т. 2.1, 2.2 и
2.3, като гарантира, че то е подходящо за точно
измерване на консумацията, която е предвидена
или се предвижда.
Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1, т. 2
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗХО-
ДОМЕРИ ЗА ГАЗ И КОРИГИРАЩИ УСТРОЙ-
СТВА ЗА ОБЕМ
1. Тези изисквания се прилагат към разходоме-
ри за газ и коригиращи устройства за обем, пред-
назначени за битова, търговска употреба и за упот-
реба в леката промишленост.
2. Производителят определя нормалните усло-
вия на работа за разходомера за газ, като има пред-
вид следното:
2.1. Обхватът на потока газ трябва да удовлет-
ворява най-малко следните условия:
Клас
Qmax / Qmin
Qmax / Qt
Qr / Qmax
1,5
і 150
і 10
1,2
1,0
і 20
і 5
1,2
където: Qmin (минималният разход) е най-мал-
кият разход, при който разходомерът за газ дава
показания, които удовлетворяват изискванията
относно максималната допустима грешка (МДГ);
Qmax (максималният разход) е най-големият
разход, при който разходомерът за газ дава пока-
зания, които удовлетворяват изискванията относ-
но максималната допустима грешка;
Qt (преходният разход)—разходът  между мак-
сималния и минималния разход, при който обхва-
тът на разхода се разделя на две зони: “горна зона”
и “долна зона”; всяка зона има характерна макси-
мална допустима грешка;
Qr (разходът на претоварване)—най-големият
разход, при който разходомерът за газ работи за
кратък период от време без влошаване на характе-
ристиките;
2.2. Температурният обхват на газа да е мини-
мум 40 °С.
2.3. Разходомерът за газ се проектира за видо-
вете газове и стойностите на захранващото наля-
гане за страната, за която са предназначени. Про-
изводителят посочва:
а) фамилията или групата газове;
б) максималното работно налягане.
2.4. Минималният температурен обхват на окол-
ната среда трябва да е 50 °С.
2.5. Номиналната стойност на променливото-
ковото захранване и/или границите на постоянно-
токовото захранване.
3. Максималните допустими грешки (МДГ) за
разходомер за газ, показващ обема или масата при
условията на измерване, са дадени в таблица 1.
Таблица 1
Клас на точност
1,5
1,0
Qmin І Q < Qt
3 %
2 %
Qt І Q І Qmax
1,5 %
1 %
Когато всичките грешки между Qt и Qmax имат
един и същ знак, те не трябва да надвишават 1 %
за клас 1,5 и 0,5 % за клас 1,0.
4. За разходомер за газ с вградено температур-
но коригиращо устройство, което само показва
коригирания обем, максималната допустима греш-
ка на разходомера нараства с 0,5 % в обхват от 30 °С,
разположен симетрично около температурата,
определена от производителя, която е между 15 °С
и 25 °С. Извън този обхват се разрешава едно до-
пълнително нарастване от 0,5 % на всеки интер-
вал от 10 °С.
5. Влиянието на дадено електромагнитно сму-
щение върху разходомер за газ трябва да бъде
такова, че:
а) изменението на резултата от измерване да
не е по-голямо от критичната стойност за измене-
нието, определена в т. 7, или
б) показанието на резултата от измерване е
такова, че не може да се интерпретира като вали-
ден резултат, например моментно изменение, ко-
ето не може да се интерпретира, запаметява или
предава като резултат от измерване.
6. След като е претърпял смущение, разходоме-
рът за газ трябва:
а) да възстановява работата си в рамките на
максималната допустима грешка;