Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 13

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  13
Чл. 98. Стъклените живачни термометри
трябва да имат устройство за максимум, което
не позволява връщането на живачния стълб в
резервоара при охлаждане.
Чл. 99. (1) Стъклото, използвано за изработ-
ване на резервоара, капилярката и устройство-
то за максимум, трябва да е такова, че количес-
твото алкали, преминало в разтвора за 1 g стък-
ло, трябва да е най-малко 263,5 mg Na2O.
(2) Резервоарът на стъклените живачни тер-
мометри трябва да е изработен от стъкло, чи-
ято депресия при 0 °С не трябва да е по-голяма
от 0,07 °С.
Чл. 100. Капилярката на стъклените живач-
ни термометри трябва да е направена от проз-
рачен материал, който осигурява видимост на
движението на живачния стълб по цялата є
дължина.
Чл. 101. Скалната пластинка на стъклените
живачни термометри с вградена скала трябва
да е изработена от опалин, метал или друг ма-
териал, еквивалентен на опалина по отноше-
ние на стабилността на размерите.
Чл. 102. При нанасяне на означенията върху
пръчковидните термометри трябва да се използ-
ват бои, които не се заличават и не избледняват.
Чл. 103. Резервоарът, капилярката и жива-
кът не трябва да съдържат газ и остатъци от
други чужди тела.
Чл. 104. Разстоянието между два съседни
щриха от скалата трябва да е не по-малко от 0,5
mm—за пръчковидните термометри, и от 0,6
mm—за термометрите с вложена скала.
Чл. 105. (1) Движението на живачния стълб
трябва да е плавно при бавно загряване на тер-
мометъра.
(2) Скоковете на мениска не трябва да са по-
големи от една трета от широчината на скално-
то деление.
Чл. 106. (1) Нанасянето на скалните знаци
върху стъклените живачни термометри трябва
да е ясно и четливо.
(2) Знаците трябва да са гравирани или на-
печатани по неизтриваем начин.
(3) Чертите трябва да са перпендикулярни
на оста на термометъра.
(4) Дебелината на чертите не трябва да над-
вишава една пета от широчината на скалното
деление—за термометри с вложена скала, и една
четвърт—за пръчковидните.
(5) Чертите, съответстващи на половинките
и на целите градуси, трябва да се отличават по
дължина.
(6) Чертите, отговарящи на целите градуси,
трябва да са означени с цифри.
Чл. 107. Върху стъклените живачни термо-
метри трябва да са поставени следните надписи
и означения:
1. означението на единицата за температура
“°С” върху скалата;
2. наименованието или фирменият знак на
производителя;
3. означение за вида на стъклото на резер-
воара;
4. знакът за одобрен тип.
Чл. 108. (1) На обратната страна на термо-
метъра в горната част на тялото трябва да е
предвидено място за поставяне на знак за пър-
воначална проверка.
(2) Поради специфичните изисквания за мар-
киране на стъклени средства за измерване зна-
кът за първоначална проверка трябва да съдър-
жа поредица от знаци със следното значение:
1. стилизираната буква “Б” от знака за пър-
воначална проверка;
2. последните две цифри на годината, в коя-
то се извършва първоначалната проверка;
3. отличителните букви на Република Бъл-
гария “BG”;
4. индивидуалния номер на лицето, извър-
шило проверка.
Чл. 109. (1) Долната граница на обхвата на
измерване на стъкления живачен термометър
трябва да е със стойност, по-малка или равна на
35,5 °С, а горната граница—по-голяма или рав-
на на 42,0 °С.
(2) Стойността на скалното деление трябва
да е 0,1 °С.
(3) Максимално допустимите грешки на
термометъра трябва да са плюс 0,1 °С и минус
0,15 °С.
Чл. 110. (1) Времето за темпериране на стък-
ления живачен термометър се определя, като
термометърът при температура от 15 °С до 30 °С
включително изведнъж се потапя в темпера-
турна вана с температура от 35,5 °С до 42 °С
включително, престоява 20 s, изважда се и се
охлажда до температура от 15 °С до 30 °С.
(2) Отчетената с термометъра температура
трябва:
1. да не се различава от температурата във
ваната с повече от стойността на максимално
допустимата грешка;
2. да не превишава температурата във вана-
та с повече от 0,005 пъти разликата между тем-
пературата в температурната вана и темпера-
турата на термометъра преди потапяне.
Чл. 111. Стъклените живачни термометри
се пускат на пазара и/или в действие след одоб-
ряване на типа и първоначална проверка и не
подлежат на последващи проверки.
Чл. 112. Броят на изследваните образци при
одобряване на типа на стъклените живачни
термометри е 10.
Чл. 113. Първоначалната проверка включва:
1. проверка за наличие на надписи и озна-
чения;
2. проверка на действието на устройството
за максимум;
3. проверка за равномерното покачване на
живака;
4. определяне на грешките на термометъра;
5. проверка на времето за темпериране.