Държавен вестник, бр. 89, 2006 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  89
За най-малко 16 точки, намиращи се в областта
на дозвуков поток, стойностите на Cd, изчислени с
помощта на уравнението, произтичащо от фита на
калибрационната крива, трябва да се намират в
интервала ± 5% от стойността на Cd за всяка ка-
либрационна точка.
3.5. Проверка на цялата система
Общата точност на CVS системата и на систе-
мата за анализ се определя, като известна маса от
замърсяващ газ се вкарва в нормално използвана-
та система. Замърсителят се изследва и масата се
изчислява съобразно с приложение № 3, допълне-
ние 3, т. 2.4.1, освен в случая на пропан, където се
използва коефициент 0,000472 вместо 0,000479,
използван за НС.
Прилага се една от следните две техники.
3.5.1. Измерване с помощта на бленда за крити-
чен поток
Известно количество чист газ (пропан) се вкар-
ва в CVS системата през калибрирана бленда за
критичен поток. Ако налягането на вход е доста-
тъчно високо, настроеният чрез блендата за кри-
тичен поток дебит не зависи от налягането на из-
ход на блендата (критичен поток). В продължение
на приблизително 5 до 10 min CVS системата рабо-
ти както по време на нормално изпитване за из-
мерване на емисиите от отработени газове. Газо-
вата проба се изследва с обичайното оборудване
(торбичка за вземане на проба или интегрален
метод) и се изчислява масата на газа. Така опре-
делената маса трябва да се намира в границите на
± 3 % от известната маса на вкарания газ.
3.5.2. Измерване с помощта на гравиметрична
техника
Теглото на малка бутилка, пълна с пропан, се
определя с точност ± 0,01 g. В продължение на
приблизително 5 до 10 min CVS системата работи
както по време на нормално изпитване за измер-
ване на емисиите от отработени газове, когато
въглеродният оксид или пропанът се вкарват в сис-
темата. Количеството отделен чист газ се опреде-
ля с диференциално теглене. Газовата проба се из-
следва с обичайното оборудване (торбичка за взе-
мане на проба или интегрален метод) и се изчис-
лява масата на газа. Така определената маса тряб-
ва да се намира в границите на ± 3% от известната
маса на вкарания газ.
ДОПЪЛНЕНИЕ 3
Оценка и изчисление на данните
1. Оценка и изчисление на данните—изпитва-
не NRSC
1.1. Оценка на данните относно газовите емисии
За да се оценят газовите емисии, се вземат сред-
ните стойности от диаграмата през последните 60 s
на всеки режим и се определят средните концент-
рации (conc) на HC, на CO, на NOx и на CO2, ако се
използва методът на въглеродния баланс, постиг-
нати по време на всеки режим въз основа на запи-
саните средни стойности от диаграмите и съответ-
ните данни от еталонирането. Може да се използ-
ва друг тип записване, ако той гарантира получа-
ването на еквивалентни данни.
Средните фонови концентрации (concг) могат
да се определят въз основа на регистрираните стой-
ности на първичния въздух, който се съдържа в
торбичките, или въз основа на стойностите на
фоновата концентрация, записани без прекъсване
(без вземане на проба в торбички) и съответните
данни от еталонирането.
1.2.
Емисии на частици
За оценка на частиците сумарните маси МSAM,i
на пропуснатата през филтрите проба се записват
за всеки изпитвателен етап. Филтрите се поста-
вят в тегловната камера и се кондиционират там
в продължение най-малко на два, но не повече от
80 h, и после се претеглят. Брутното тегло на
филтрите се записва и от него се изважда тарата
(приложение № 3, т. 3.1). Масата на частиците (Мf
при еднофилтърния метод, Мf,i при многофилтър-
ния метод) e сумата от масите на частиците, съб-
рани върху основния и вторичния филтър. При
прилагане на фонова корекция се записва масата
(МDIL) на преминаващия през филтрите разреж-
дащ въздух и масата на частиците (Мd). Ако е
направено повече от едно измерване, се изчисля-
ва отношението Md/MDIL за всяко отделно измер-
ване и се определя средната стойност.
1.3. Изчисляване на газовите емисии
Окончателните резултати от изпитванията се
получават чрез извършване на следните операции.
1.3.1. Определяне на дебита на отработените
газове
Масовият дебит на отработените газове
(GEXHW) за всеки изпитвателен етап се определя
съгласно приложение № 3, допълнение 1, т. от 1.2.1
до 1.2.3.
При използване на система с разреждане на
целия поток общият дебит на разредените отрабо-
тени газове (GTOTW) за всеки изпитвателен етап се
определя според приложение № 3, допълнение 1,
точка 1.2.4.
1.3.2. Корекция за преход от работа в сухи към
влажни условия
При прилагане на стойността GEXHW, ако из-
мерването не е било вече направено при влажни
работни условия, измерената концентрация се
превръща в стойности, отнесени към влажни ра-
ботни условия, по следната формула:
сonc (влажно) = kW Ч conc (сухо).
За необработените отработени газове:
.
За разредените отработили газове:
или
.