Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 54

С Т Р .  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
(3) Посочените в литри стойности са приве-
дени към еквивалентната стойност на масата,
когато се отнася за средства за измерване на
масов разход.
(4) Независимо от измереното количество
стойността на максимално допустимата греш-
ка се изразява чрез по-голямата от следните
две стойности:
1. абсолютната стойност на максимално
допустимата грешка по ал. 1 или 2, или
2. абсолютната стойност на максимално
допустимата грешка за минимално измереното
количество (Emin).
Чл. 444. (1) За минимално измерено коли-
чество, по-голямо или равно на два литра или
еквивалентната му маса:
1. Emin трябва да отговаря на условието:
Emin > 2R, където R е разделителната способ-
ност на показващото устройство;
2. 
Emin 
се 
определя 
с 
формулата:
Emin = (2Vmin) Ч (A/100), където: Vmin е мини-
мално измереното количество; А е числената
стойност, зададена в чл. 443, ал. 1, т. 2.
(2) За минимално измерено количество, по-
малко от два литра или еквивалентната му
маса, Emin e равно на два пъти стойността,
зададена в чл. 443, ал. 2 и отнасяща се до чл. 443,
ал. 1, т. 2.
Чл. 445. (1) Разходомерите и измервателни-
те системи се пускат на пазара и/или в действие
след одобряване на типа и първоначална про-
верка и подлежат на последващи проверки.
(2) При подаване на заявление за изследване
на типа на разходомер и измервателна система
първоначално се представят брой образци, по
преценка на лабораторията, която извършва
изпитването на типа.
(3) Разходомерите трябва да са така избра-
ни, че да са разпределени по целия обхват на
измерване, като обхващат няколко размера DN,
ако типът включва различни размери.
(4) Когато резултатите от изследване на типа
са незадоволителни, могат да се изискат още
образци.
(5) Образците на разходомерите и измерва-
телните системи подлежат на връщане на зая-
вителя.
Чл. 446. (1) Средствата за измерване, пред-
ставяни за първоначална проверка, трябва да
са приведени в работно състояние.
(2) На разходомерите, преминали първона-
чалната проверка, се поставят знак за първона-
чална проверка и пломби на местата, определе-
ни от производителя или посочени в удостове-
рението за одобрен тип.
Чл. 447. (1) При първоначална и последва-
ща проверка на разходомерите се счита, че те
съответстват на изискванията за максимално
допустими грешки, когато съответствието е ус-
тановено при стойности на разхода, равни на:
1. минималния разход;
2. приблизително половината от максимал-
ния разход;
3. максималния разход.
(2) Стойностите, посочени в ал. 1, могат да
се променят с ± 5 %.
Раздел XVIII
Разходомери за газ
Чл. 448. (1) Разходомерите за газ са средства
за измерване, предназначени да определят ко-
личеството на преминалия през тях газ.
(2) Изискванията на този раздел се отнасят
до обемни разходомери за газ, които могат да
бъдат с деформируеми камери—диафрагмени
разходомери за газ, или с ротационни бутала—
ротационни разходомери за газ, и турбинни
разходомери, които не работят на обемен прин-
цип, и се разделят на общи изисквания към
разходомерите за газ и специфични за конкрет-
ните разходомери.
(3) При диафрагмените разходомери за газ
измерването на газа, преминаващ през тях, се
извършва чрез измервателни камери с дефор-
миращи се стени.
(4) При ротационните разходомери за газ
измерването на газа, преминаващ през тях, се
извършва чрез измервателни камери с ротаци-
онни стени.
(5) При турбинните разходомери аксиални-
ят поток газ завърта турбинно колело и броят
на завъртанията му съответства на обема на
преминалия газ.
Чл. 449. Разходомерите за газ се характери-
зират със:
1. размера на разходомера, който се обозна-
чава с главна буква “G”, следвана от цифра;
2. максималния разход, означаван с “Qmax”,
и минималния разход, означаван с “Qmin”, кои-
то ограничават обхвата на натоварване на раз-
ходомера за газ;
3. за обемните разходомери—с цикличния
обем, означаван с “V”, който представлява обе-
мът газ, съответстващ на един цикъл от рабо-
тата на разходомера, т.е. съответстващ на дви-
жението на всички движещи се части на разхо-
домера, в края на което тези части, с изключе-
ние на показващото устройство и междинните
предавки, да се върнат в първоначалното си
положение; цикличният обем е равен на про-
изведението на стойността на обема, съответ-
стващ на един пълен оборот на брояча и преде-
вателното отношение на измервателното ус-
тройство към брояча;
4. максималното работно налягане, означа-
вано с “Pmax”, като работното налягане на раз-
ходомера за газ е разликата между налягането
на газа на входа на разходомера и атмосферно-
то налягане;
5. изходното работно налягане, означавано с
“pr”, което е налягането на газа, към което се
привежда отчитаният обем газ;
6. загубата на налягане, която е равна на
разликата между налягането, измерено на вхо-
да на разходомера, и налягането, измерено на
изхода му, през време на протичането на газа
през него;