Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
2.  1/4 от максималния разход;
3.  1/2 от максималния разход;
4.  3/4 от максималния разход;
5.  максималния разход.
(2) При последваща проверка на електро-
магнитния разходомер се счита, че той съот-
ветства на изискванията за максимално допус-
тими грешки, когато те са изпълнени при стой-
ности на разхода, равни на:
1.  1/10 от максималния разход;
2.  1/2 от максималния разход;
3.  максималния разход.
(3) Стойностите по ал. 1 и 2 могат да се про-
менят с ± 5 %.
(4) Параметрите на околната среда при про-
верката могат да се променят в следните допус-
тими граници:
1. температурата на течността и на възду-
ха—от 4 °С до 35 °С;
2. относителната влажност—от 35 % до 75 %;
3. атмосферното налягане—от 860 mbar до
1060 mbar.
(5) Ако проверката се извършва при усло-
вия, различни от тези по ал. 1—4, те трябва да
са такива, че да се гарантира достоверност на
измерванията поне като тази, получена при
изпитванията за одобряване на типа.
Раздел XVII
Други видове разходомери и системи за вода и
за течности, различни от вода
Чл. 433. (1) Изискванията на този раздел се
отнасят за средства за измерване на разход на
вода, които не са водомери, и за средства за
измерване на течности, различни от вода, кои-
то могат да са:
1. турбинни разходомери;
2. масови разходомери;
3. ултразвукови разходомери;
4. разходомери, конструирани на принципа
на разлика в налягането.
(2) В турбинните разходомери аксиалният
поток завърта турбинно колело, при което бро-
ят на завъртанията съответства на обема на
преминалия флуид.
(3) Масовите разходомери са средства за
измерване, при които при движение на флуида
в затворен тръбопровод се поражда кориолисо-
ва сила, пропорционална на разхода и перпен-
дикулярна на посоката на движение на флуида,
и фазовото изместване на сигнала е пропорци-
онално на моментната маса на флуида.
(4) Ултразвуковите разходомери са средст-
ва за измерване на средната скорост на потока
в сечението на тръбата чрез определяне на вре-
мето, за което ултразвуковият сигнал изминава
разстоянието между излъчващите/приемащите
преобразуватели по посоката и срещу посоката
на движение на потока течност.
(5) При разходомерите, конструирани на
принципа на разлика в налягането, като се из-
мерва разликата в налягането, създавана от
стесняващи или завихрящи устройства, при
непрекъснат поток, се определя скоростта на
флуида чрез уравнението на Бернули.
(6) Изискванията на раздела се прилагат и
към измервателни системи, които работят с
такива разходомери.
Чл. 434. Разходомерите и измервателните
системи се характеризират със:
1. размера на разходомера, който се обозна-
чава с главни букви “DN”, следвани от цифра;
2. максималния разход, означаван с “Qmax”
и минималния разход, означаван с “Qmin”, ко-
ито ограничават обхвата на натоварване на раз-
ходомера;
3. максималното работно налягане, означа-
вано с “Pmax”, като се има предвид, че работно-
то налягане на един разходомер е разликата
между налягането на флуида на входа на разхо-
домера и атмосферното налягане;
4. еталонното работно налягане, означавано
с “pr”, което представлява налягането на флуи-
да, към което се привежда отчитаният обем;
5. загубата на налягане, която е равна на
разликата между налягането, измерено на вхо-
да на разходомера, и налягането, измерено на
изхода му, по време на протичането на флуида
през него;
6. минималното измерено количество, кое-
то е най-малкото количество течност, за което
измерването е приемливо;
7. базовите условия, които са параметрите
на флуида и околната среда, към които се при-
вежда измереното количество;
8. мястото на доставяне, което е мястото, в
което течността се дефинира като доставена
или получена.
Чл. 435. (1) Разходомерите трябва да са про-
изведени от материали с малки вътрешни на-
прежения, които да се променят слабо при старе-
ене и да са устойчиви на корозия и въздействие
на различните флуиди, пренасяни или внасяни
обикновено чрез някои от техните кондензати.
(2) При максимално работно налягане кор-
пусите на разходомерите не трябва да пропус-
кат измервания флуид.
(3) Разходомерите и измервателните систе-
ми трябва да са конструирани така, че да са
невъзможни всякакви влияния върху точност-
та на измерване, без да се разрушат знаците от
проверка или защитните пломби.
(4) За разходомерите, чиито отчитащи ус-
тройства работят с натрупване само в едната по-
сока на движение на потока на флуида, посоката
на движение трябва да е означена със стрелка.
(5) При разход, равен на максималния раз-
ход, разходомерите трябва да могат да работят
за период, определен в специфичните изисква-
ния към тях, като метрологичните им характе-
ристики не превишават допустимите граници.
Чл. 436. (1) Обхватът на натоварване на раз-
ходомера и измервателните системи се опреде-
ля от производителя, но не може да е по-малък
от обхвата по ал. 2.