Държавен вестник, бр. 28, 2004 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  28
При система с частично разреждане на потока сон-
дата за взимане на проби от частици се поставя непос-
редствено срещу потока и преди сондата за газове, как-
то е посочено в т. 4.4 и съгласно приложение № 4,
т. 1.2.2.1, фиг. от 4 до 12 ЕР и SP.
Системата с частично разреждане на потока трябва
да бъде конструирана така, че да се извършва разделя-
не на потока отработили газове, като по-малката част,
разредена с въздух, впоследствие се използва за измер-
ване на частиците. По тази причина е необходимо мно-
го точно определяне на съотношението на разреждане.
Могат да се ползват различни методи на разделяне, като
видът на разделянето има значително влияние върху
използваните уреди и процедури за взимане на проби
(приложение № 4, т. 1.2.1.1).
За определяне на масата частици са необходими
система за взимане на проби от частици, филтър за
взимане на проби от частици, микрограмова везна и
камера за претегляне с контролирана температура и
влажност.
Проби от частици може да се взимат по два метода:
—при еднофилтърния метод при всички етапи на
изпитвателния цикъл се използва един филтърен чифт
(виж т. 1.5.1.3); по време на фазата на взимане на проби
при изпитването се обръща съществено внимание от-
носно времената за взимане на проби и дебитите; от
друга страна, за цикъл на изпитване е необходим само
един филтърен чифт;
—при многофилтърния метод всеки отделен етап
на изпитвателния цикъл ползва собствен филтърен чифт
(виж т. 1.5.1.3); този метод позволява един по-малко
строг метод за взимане на проби, но се използват пове-
че филтри.
1.5.1. Филтър за взимане на проби от частици
1.5.1.1. Характеристика на филтъра
За сертифициращите изпитвания са необходими
филтри от стъкловлакна с флуоровъглеродно покритие
или флуоровъглеродни мембранни филтри. За особени
приложения могат да се ползват други филтърни мате-
риали. При всички типове филтри степента на отделя-
не на 0,3 µm DOP (диоктилфталат) трябва да има стой-
ност минимум 95 % при скорост на обтичане на филтъ-
ра между 35 и 80 cm/s. Когато се провеждат сравнител-
ни изпитвания между лаборатории или между произво-
дител и упълномощен орган, се използват филтри с едно
и също качество.
1.5.1.2. Размер на филтъра
Филтрите за частици трябва да имат минимален
диаметър 47 мм (37 мм ефективен диаметър). Допусти-
ми са филтри с по-големи диаметри (т. 1.5.1.5).
1.5.1.3. Основен и последващ филтър
По време на изпитвателната последователност раз-
редените отработили газове се провеждат през поста-
вен един зад друг чифт филтри (основен и последващ
филтър). Последващият филтър не бива да се намира
на повече от 100 mm зад основния филтър и не бива да
го докосва. Филтрите могат да бъдат претегляни поот-
делно или по двойки—обърнати с ефективните си стра-
ни един към друг.
1.5.1.4. Скорост на обтичане на филтъра
Трябва да се постигне скорост на обтичане през
филтъра от 35 до 80 cm/s. Разликата в налягането между
началото и края на изпитването не бива да се увеличава
с повече от 25 kPa.
1.5.1.5. Натоварване на филтъра*
При еднофилтърния метод минималното препоръ-
чително филтърно натоварване има стойност 0,5 mg/1
075 mm2 ефективна площ. За най-употребяваните фил-
търни размери стойностите са следните:
Диаметър на
Препоръчителен
Препоръчвано
филтъра (mm)
ефективен диаметър
минимално
(mm)
натоварване
на филтъра
(mg)
47
37
0,5
70
60
1,3
90
80
2,3
110
100
3,6
*Отложена маса на единица ефективна площ върху
филтъра
 При многофилтърния метод като минимално на-
товарване на филтъра за сумата от филтрите се препо-
ръчва произведението от съответната посочена стой-
ност и корен квадратен от общия брой на изпитателни-
те етапи.
1.5.2. Спецификация за тегловната камера и анали-
тичната везна
1.5.2.1. Условия в камерата за претегляне
Температурата на камерата (или помещението), в
която (което) филтрите за частици се обработват и
претеглят, се поддържа през цялата продължителност
на процеса на обработване и претегляне равна на
295К (22°С) ± 3К. Влажността се поддържа на точката
на оросяване 282,5К (9,5°С) ± 3К при относителна влаж-
ност 45 ± 8 %.
1.5.2.2. Сравнително претегляне на филтрите
Камерата за претегляне (или помещението за пре-
тегляне) трябва да бъдe без всякакви замърсяващи ве-
щества (например прах), които могат да се отложат
върху филтрите за частици по време на тяхното стаби-
лизиране. Смущения в представените в т. 1.5.2.1 харак-
теристики за помещението за претегляне са допусти-
ми, ако тяхната продължителност не надвишава 30 ми-
нути. Помещението за претегляне трябва да отговаря
на предписаните характеристики, преди персоналът да
влезе в него. Най-малко два неупотребявани еталонни
филтъра или еталонен чифт филтри за предпочитане се
претеглят едновременно с филтрите за взимане на про-
би, като е допустима максимална разлика 4 часа. Фил-
трите трябва да имат същата големина и да са от същия
материал както филтрите за взимане на проби.
Ако средното тегло на еталонните филтри (еталон-
ни чифтове) се промени с повече от ± 5 % (± 7,5 % за
филтърен чифт) от препоръчваното минимално фил-
търно натоварване (т. 1.5.1.5) в периода от време меж-
ду тяхното претегляне и претеглянето на филтрите за
взимане на проби, тогава се отстраняват всички филт-
ри за взимане на проби и изпитването за емисии на
отработилите газове се повтаря.
Ако посочените в т. 1.5.2.1 критерии за стабилност
на помещението за претегляне не са изпълнени, но при
претеглянето на еталонния филтър (еталонния чифт)
тези критерии са спазени, производителят може да
признае теглата на филтрите за взимане на проби или
да обяви изпитванията за невалидни. В този случай се
регулира системата за управление на средата на поме-
щението за претегляне и изпитването се повтаря.
1.5.2.3. Аналитична везна
За определяне на теглата на всички филтри се из-
ползва аналитична везна с точност (средно квадратич-
но отклонение) от 20 µg и разрешаваща способност 10
µg (1 деление = 10 µg). При филтри с диаметър по-
малък от 70 mm са необходими точност и разрешаваща
способност съответно 2 и 1 µg.
1.5.2.4. Премахване на електростатични ефекти
За премахване на електростатични ефекти преди
претегляне филтрите се неутрализират например чрез
Полониев неутрализатор или посредством устройство
с подобно действие.