Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 62

С Т Р .  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
Чл. 515. (1) Алкохоломерите трябва да имат
номинална скала, градуирана в масови процен-
ти или в обемни проценти.
(2) Обхватът на скалата трябва да е не по-
голям от 10 % от измервания алкохол по обем
или по маса и скалните деления трябва да са
0,1 % (обемен или масов).
(3) Всяка скала трябва да включва от 5 до 10
допълнителни скални деления под и над грани-
ците на номиналния обхват.
Чл. 516. (1) Ареометрите за алкохол трябва
да имат номинална скала, градуирана в килог-
рами на кубичен метър.
(2) Обхватът на скалата трябва да е не по-
голям от 20 kg/m3 и скалното деление трябва да
е 0,2 kg/m3.
(3) Всяка скала трябва да включва от 5 до 10
допълнителни скални деления под и над грани-
ците на номиналния обхват, но не трябва да се
разширява над 1000 kg/m3.
Чл. 517. (1) Скалните деления трябва да са:
1. разположени в равнини, перпендикуляр-
ни на вертикалната ос;
2. с черен цвят, освен тези, които са под но-
миналния обхват, и да са ясно и неизтриваемо
означени;
3. ярко очертани, с еднаква дебелина не по-
голяма от 0,2 mm.
(2) Дължината на късите линии трябва да е
най-малко една пета, на средните линии—най-
малко една трета, и на дългите линии—най-
малко една втора от обиколката на стъблото.
Чл. 518. (1) Всеки десети скален знак на ал-
кохоломерите, като се брои от единия край на
номиналния обхват, трябва да е отбелязан с
дълга линия.
(2) Между две съседни дълги линии се раз-
полагат в последователен ред четири къси, една
средна и други четири къси линии.
(3) С цифри се означават само дългите линии.
Чл. 519. (1) Всеки пети скален знак на арео-
метрите за алкохол, като се брои от единия край
на номиналния обхват, трябва да е отбелязан с
дълга линия.
(2) Между всеки две съседни дълги линии
трябва да има четири къси линии.
(3) С цифри се означават само петите или
десетите линии.
Чл. 520. (1) На линиите, които ограничават
номиналния обхват на скалата, трябва да са
нанесени цели цифрови означения.
(2) Останалите цифри на ареометрите за
алкохол могат да се нанасят чрез съкратени
означения.
Чл. 521. (1) Върху алкохоломерите и арео-
метрите трябва четливо и неизтриваемо вътре
в средството за измерване да са нанесени след-
ните данни:
1. класът на точност;
2. единицата за измерване и работната тем-
пература, при която е извършено градуирането;
3. надписът “етанол” като вид на измерва-
ния алкохол;
4. наименованието или търговската марка
на производителя;
5. идентификационният номер на средство-
то за измерване;
6. знакът за одобрен тип.
(2) Върху тялото може да се отбележи маса-
та на алкохоломера или ареометъра за алко-
хол, закръглена до милиграм.
Чл. 522. (1) На задната страна на алкохоло-
мерите и ареометрите за алкохол в горната трета
част на тялото трябва да е предвидено място за
поставяне на знака за първоначална проверка.
(2) Знакът за първоначална проверка не
трябва да променя масата на алкохоломера или
ареометъра за алкохол.
(3) Поради специфичните изисквания за мар-
киране на стъклени средства за измерване зна-
кът за първоначална проверка трябва да съдър-
жа поредица от знаци със следното значение:
1. стилизираната буква “Б” от знака за пър-
воначална проверка;
2. последните две цифри на годината, в коя-
то се извършва първоначалната проверка;
3. отличителните букви на Република Бъл-
гария “BG”;
4. ако е необходимо—идентификационният
номер на лицето, извършило проверката.
(4) Когато знакът се нанася по пясъчностру-
ен метод, буквите и цифрите се поставят по такъв
начин, че да са незаличими.
(5) Върху алкохоломерите и ареометрите за
алкохол в употреба не се поставят други знаци
(марки за залепване и др.).
Чл. 523. Алкохоломерите и ареометрите
могат да са от следните класове на точност:
1. клас I—с дължина на едно скално деление
не по-малка от 1,5 mm и без вграден термометър;
2. клас II—с дължина на едно скално деле-
ние не по-малка от 1,05 mm, със или без вграден
термометър;
3. клас III—с дължина на едно скално деле-
ние не по-малка от 0,85 mm, със или без вграден
термометър.
Чл. 524. (1) Външният диаметър на тялото
на алкохоломера или ареометъра за алкохол
трябва да е между 19 и 40 mm.
(2) Външният диаметър на стъблото трябва
да е поне 3 mm за клас I и клас II и поне 2,5 mm
за клас III.
(3) Стъблото трябва да е с дължина поне
15 mm след най-горния скален знак.
(4) Напречното сечение на стъблото трябва
да се запазва по дължината на цялата скала,
както и извън скалата—най-малко на 5 mm под
най-долния скален знак.
Чл. 525. Максимално допустимите грешки
на алкохоломерите и ареометрите за алкохол
трябва да са:
1.  ± една втора скално деление за всяко от-
четено показание за клас I, или
2.  ± едно скално деление за всяко отчетено
показание за класове II и III.