Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 15

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  15   
надеждно и недвусмислено визуално показание 
за протеклия обем.
Чл. 75. (1) Водомерът може да включва 
спомагателни устройства. Прибавянето на 
такива устройства, било то временно или 
постоянно, не трябва да променя метроло­
гичните характеристики на водомера.
(2) Спомагателното устройство може да се 
използва за откриване на дейност на сензора 
за поток, преди това да е ясно видимо от по­
казанията на показващото устройство. Това 
устройство може да се използва за изпитване, 
проверка и дистанционно отчитане на пока­
занията на водомера, ако с други средства 
се гарантира правилното му функциониране.
Чл. 76. (1) Водомерите с електронни уст­
ройства трябва да бъдат проектирани и про­
изведени по такъв начин, че да не възникват 
значителни грешки при излагането им на 
смущения. 
(2) За значителна грешка се счита грешка, 
по-голяма от една втора от максималната 
допустима грешка в горната зона на разхода.
(3) Не се смятат за значителни грешки:
1. грешките, предизвикани от едновремен­
но възникнали и независими една от друга 
причини в самия водомер или контролните 
устройства, и
2. краткотрайни грешки, представляващи 
моментни изменения на показанието, които не 
могат да бъдат интерпретирани, запаметени 
или предадени като резултат от измерване.
Чл. 77. (1) Водомерите, които използват 
електронни устройства, могат да имат следните 
видове електрически захранвания:
1. външно електрическо захранване;
2. несменяема батерия;
3. сменяема батерия.
(2) Електрическите захранвания по ал. 1 
могат да бъдат използвани самостоятелно или 
в комбинация. 
Чл. 78. (1) Водомерите с външно електри­
ческо захранване трябва да бъдат проектирани 
така, че в случай на отказ на външното елек­
трозахранване (с постоянно или променливо 
напрежение) показанията на водомера за 
измерения обем непосредствено преди отказа 
да не се губят и до тях да има достъп в про­
дължение на поне една година. Съответното 
записване в паметта трябва да се извършва 
поне веднъж на ден или при всеки обем, ек­
вивалентен на 10 минути поток при Q3.
(2) Промените или прекъсването на елек­
трическото захранване не трябва да оказват 
влияние на други свойства или характеристики 
на водомера. Съответствието с тази алинея 
не гарантира задължително, че водомерът ще 
продължи да отчита обема, протекъл по вре­
ме на отказа на електрическото захранване.
(3) 3ахранването трябва да дава възможност 
да бъде защитено от външна намеса.
Чл. 79. При водомери с несменяема бате­
рия производителят трябва да гарантира, че 
за посочения срок на годност на батерията 
водомерът ще функционира правилно поне с 
една година по-дълго от експлоатационния 
му срок.
Чл. 80. (1) Когато електрическото захран­
ване е от сменяема батерия, производителят 
трябва да представи точни указания за смяна 
на батерията и датата за смяна на батерията 
да бъде посочена върху водомера.
(2) Характеристиките на водомера не трябва 
да се влияят от прекъсването на електричес­
кото захранване при смяна на батерията.
(3) Отделението за батерията трябва да 
бъде защитено срещу външна намеса, в случай 
че е възможно батерията да се изважда без 
нарушаване на задължителната метрологична 
пломба.
Чл. 81. (1) Водомерите трябва да бъдат 
произведени от материали с подходяща якост 
и трайност, съответстваща на целта, за която 
водомерът е предназначен да бъде използван.
(2) Всички части на водомера, които са в 
контакт с протичащата през него вода, трябва 
да бъдат произведени от материали, които да 
не бъдат токсични, замърсяващи или биоло­
гично инертни.
(3) Водомерът трябва да бъде произведен от 
материали, които са устойчиви на вътрешна и 
външна корозия или които са защитени чрез 
подходяща повърхностна обработка.
(4) Показващото устройство на водомера 
трябва да бъде защитено с прозрачен прозо­
рец. Като допълнителна защита показващото 
устройство може да бъде осигурено и с капак 
от подходящ тип.
(5) Водомерът трябва да включва устрой­
ства за отстраняване на кондензация, когато 
има риск от образуваща се кондензация от 
вътрешната страна на прозореца на показва­
щото устройство на водомера.
Чл. 82. Водомерът може да бъде снабден с 
устройство за настройване и/или коригиращо 
устройство. Тези устройства трябва да бъдат 
пломбирани.
Чл. 83. (1) Водомерът трябва да бъде мон­
тиран така, че да е напълно запълнен с вода 
при нормални условия.
(2) Ако съществува вероятност точността 
на водомера да бъде влошена от наличието 
на твърди частици във водата (например при 
турбинни или обемни водомери), водомерът 
трябва да бъде снабден с мрежест или друг 
филтър.
Чл. 84. (1) Водомерът трябва да издържа 
на въздействия от смущения в потока. По 
време на въздействието на тези смущения в 
потока грешката (на показанието) трябва да е 
в рамките на максималните допустими греш­
ки съобразно класа на точност на водомера.