Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
нирано и в двата случая със система, която оси-
гурява изпразването на захранващия маркуч
след измервателната операция;
2. системите “пълен маркуч” в системите за
предаване са измервателни системи, в които
точката на предаване се състои от затварящо
устройство, разположено в доставящия тръбо-
провод; когато тръбопроводът има свободен
край, затварящото устройство трябва да е раз-
положено възможно най-близо до този край.
(3) В случай на системи за получаване ал. 2
се прилага аналогично към тръбопроводи за
приемане на течности преди разходомерите.
Чл. 331. (1) Измервателните системи тряб-
ва да включват устройство филтър преди разхо-
домерите, предназначено да събира твърдите
замърсители в течността.
(2) Филтрите при възможност трябва да са
монтирани така, че да са лесно достъпни.
Чл. 332. (1) Измервателните системи за теч-
ности, различни от вода, трябва да се инсталират
по такъв начин, че при нормални условия да не
създават възможност преди разходомера да вли-
за въздух или да се отделят газове от течността.
(2) Ако изискването по ал. 1 не може да се
изпълни, в измервателните системи трябва да
се вгради оборудване за отделяне на газовете,
което позволява по подходящ начин да се отде-
лят въздухът или неразтворените газове, които
могат да се съдържат в течността преди преми-
наването є през разходомера.
Чл. 333. (1) Оборудването за отделяне на
газовете трябва да е подходящо за условията на
зареждане и да е настроено така, че допълни-
телната грешка, дължаща се на влиянието на
въздуха или газовете и влияеща върху резулта-
тите от измерване, да не превишава:
1. за течности, различни от питейните, с
вискозитет не по-голям от 1 mPа.s—0,5 % от
измерваното количество;
2. за течности за пиене и за течности с вис-
козитет, по-голям от 1 mPа.s—1 % от измерва-
ното количество.
(2) Грешката може да не е по-малка от 1 %
от минималното доставено количество.
Чл. 334. (1) Ако налягането в смукателния
тръбопровод на помпата може да падне под
атмосферното налягане или под налягането на
наситените пари на течността дори и за кратко
време, трябва да се използва сепаратор на газо-
ве съгласно изискванията на този раздел.
(2) Сепараторът на газове е уред за непре-
къснато отделяне и отстраняване чрез подходя-
що устройство на въздуха или газовете, съдър-
жащи се в течността.
(3) Устройството за отделяне на газовете по
принцип е автоматично, освен ако има механи-
зъм, който автоматично спира потока течност,
когато съществува риск от попадане на въздух
или газове в разходомера. В този случай възоб-
новяването на измерването трябва да е възмож-
но само ако въздухът или газовете са отстране-
ни автоматично или ръчно.
Чл. 335. (1) Типът на сепаратора на газове,
предвиден да работи при максимален разход не
по-голям от 100 m3/h, може да се одобри като
самостоятелен компонент или да се включи в
одобряването на типа на измервателната сис-
тема, част от която се явява, когато този раздел
изисква одобряване на типа на системата.
(2) Типът на сепаратори на газове, констру-
ирани да работят при максимален разход, по-
голям от 100 m3/h, може да се одобри както типа
на същата конструкция, но с по-малки размери.
(3) Сепараторите на газове, чийто тип е одоб-
рен като самостоятелен компонент, могат да се
използват в измервателни системи без индика-
тори на газове.
(4) Индикаторът на газове е устройство,
позволяващо лесното откриване на въздушни
или газови мехурчета, които могат да се съдър-
жат в потока течност.
Чл. 336. (1) Сепараторът на газове трябва да
е монтиран след помпата, но се допуска да се
комбинира с нея.
(2) Сепараторът на газове се разполага въз-
можно най-близо до разходомера така, че загу-
бата на налягане, дължаща се на движението на
потока течност между двата компонента, да е
пренебрежимо малка.
Чл. 337. Работни граници на сепаратора на
газове трябва да са:
1. максималният разход или разходи за една
или повече определени течности;
2. границите на максималното и минимал-
ното налягане, съвместими с правилната рабо-
та на сепаратора на газове.
Чл. 338. (1) Когато типът на сепаратора на
газове, предвиден да работи при максимален
разход не по-голям от 100 m3/h, е одобрен като
самостоятелен компонент, той трябва в гра-
ниците на грешките по чл. 333 да осигурява
измерване на въздуха или газовете, размесени
в измерваната течност, при следните условия
на изпитване:
1. измервателната система да работи при мак-
симален разход за системата и при минималното
налягане, посочено за сепаратора на газове;
2. всяко съотношение между обема на теч-
ността и обема на въздуха или газовете, ако
сепараторът на газове е конструиран за макси-
мален разход, по-малък или равен на 20 m3/h;
съотношението трябва да е по-малко от 30 %,
ако сепараторът на газове е конструиран за
максимален разход, по-голям от 20 m3/h; възду-
хът или газовете се измерват при атмосферно
налягане, за да се определи техният процент.
(2) Устройството за автоматично отстраня-
ване на газовете трябва да работи правилно и
при максималното налягане, определено за се-
параторите на газове.
Чл. 339. (1) Когато типът на сепаратора на
газове е одобрен като компонент, вграден в одоб-
рена измервателна система, изискванията на
чл. 338 могат да се прилагат и към него. В този
случай не е необходим индикатор на газове.