Държавен вестник, бр. 1, 2007 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  1
темите за разреждане (т. 2.2, фиг. 10, 11, 12, 14, 15,
16, 18; т. 2.3, фиг. 19) и вземане на проби обикновено
представляват отделни комплекти (блокове).
Системата за двойно разреждане (фиг. 21) е сис-
тема за разреждане на целия поток и се разглежда
като конкретно изменение на системата за взема-
не на проби от частиците (фиг. 20). Системата за
двойно разреждане съдържа всички основни части
на системата за вземане на проби частици, като
филтродържатели, помпа за вземане на проби.
За да се избегне всякакво въздействие на кръго-
вете за управление, се препоръчва помпата за взе-
мане на проби да работи по време на цялото изпит-
ване. При метода с използване на единичен фил-
тър се използва обходна система за пропускане на
пробата през филтрите за вземане на проби в жела-
ните моменти от време. Необходимо е да се сведат
до минимум смущенията при процедура с пре-
включване на кръговете за управление.
Фиг. 20. Система за вземане на проби от частиците
Пробата разредени отработили газове се взема
от канала за разреждане DT на системата за раз-
реждане на част от потока или на целия поток с
помощта на сондата за вземане на проби от части-
ци РSP и тръбата за прехвърляне на частиците РТТ,
като се използва помпата за вземане на проби Р.
Пробата преминава през филтродържателя(-ите)
FH, който(-ито) съдържа(-ат) филтри за вземане
на проби от частиците. Дебитът на пробите се уп-
равлява от регулатора на дебит FC3. Когато се из-
ползва електронна компенсация на дебита EFC
(виж фиг. 19), дебитът на разредените отработили
газове се използва като сигнал за подаване на ко-
манда на FC3.
Фиг. 21. Система за двойно разреждане
(само за системите за разреждане на целия поток)
Пробата от разредените отработили газове се
прехвърля от канала за разреждане DT на система-
та за разреждане на целия поток с помощта на сон-
дата за вземане на проби от частици РSP и тръбата
за прехвърляне на частиците РТТ във вторичния
канал за разреждане SDT, където отново се раз-
режда. След това пробата преминава през филтро-
държателя(-ите) FH, който(-ито) съдържа(-ат)
филтри за вземане на проби от частици. Дебитът
на въздуха за разреждане по принцип е постоянен,
докато дебитът на пробите се управлява с помощ-
та на регулатора на дебит FC3. Когато се използва
електронна компенсация на дебита EFC (виж
фиг. 19), дебитът на разредените отработили га-
зове се използва като сигнал за подаване на ко-
манда на FC3.
2.4.1. Компоненти от фиг. 20 и 21
Тръба за прехвърляне на частици—РТТ
(фиг. 20 и 21)
Тръбата за прехвърляне на частици е с дължина
не по-голяма от 1020 mm, или колкото е възможно
по-малка. Където е приложимо (например при сис-
теми за разреждане на част от потока с частично
вземане на проби и при системи за разреждане на
целия поток), се включва и дължината на сондите
за вземане на проби (съответно SP, ISP, PSP; виж
т. 2.2 и 2.3).
Тези размери се прилагат за тръбата при:
—система за разреждане на част от потока с
частично вземане на проби и система за единично
разреждане на целия поток в участъка от началото
на накрайника на сондата за вземане на проби (съ-
ответно SP, ISP, PSP) до филтродържателя;
—система за разреждане на част от потока с
пълно вземане на проби в участъка от края на ка-
нала за разреждане до филтродържателя;
—система за двойно разреждане на целия поток
в участъка от началото на накрайника на сондата
за вземане на проби (PSP) до канала за вторично
разреждане.
Използва се тръбата за прехвърляне, която:
—може да бъде пряко подгрявана или чрез пред-
варително нагряване на въздуха за разреждане до
температура на стените не повече от 325 K (52 °C),
при условие че температурата на въздуха не надви-
шава 325 K (52 °C) преди въвеждането на отработи-
лите газове в канала за разреждане;
—може да бъде термоизолирана.
Канал за вторично разреждане—SDТ (фиг. 21)
Каналът за вторично разреждане има диаметър
не по-малък от 75 mm и дължина, достатъчна да
осигури пребиваване в него на двойно разредената
проба за не по-малко от 0,25 s. Основният филтро-
държател FH се поставя на не повече от 300 mm от
изхода на SDT.
Каналът за вторично разреждане:
—може да бъде пряко подгряван или чрез пред-
варително нагряване на въздуха за разреждане до
температура на стените не повече от 325 K (52 °C),
при условие че температурата на въздуха не надви-
шава 325 K (52 °C) преди въвеждането на отработи-
лите газове в канала за разреждане;
—може да бъде термоизолиран.
Филтродържател—FH ( фиг. 20 и 21 )
За основния и спомагателния филтър може да
се използва една обща кутия за филтри или отдел-
ни кутии. Спазват се условията, описани в прило-
жение № 8, част 5, т. 4.1.3.
Филтродържателят(-ите):
—може(-гат) да бъде(-ат) пряко подгряван(-и)
или чрез предварително нагряване на въздуха за
разреждане до температура на стените не повече
от 325 K (52 °C), при условие че температурата на
въздуха не надвишава 325 K (52 °C) преди въвеждане-
то на отработилите газове в канала за разреждане;
—може да бъде термоизолиран.
Помпа за вземане на проби—P (фиг. 20 и 21)