Държавен вестник, бр. 75, 2012 г., стр. 57

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  57  
б) в буква „б“ думите „част А на приложе­
ние № 13а от Наредба № 73 за одобряване на 
типа на нови моторни превозни средства по 
отношение замърсяването на въздуха от еми­
сии от двигателите“ се заменят с „приложение 
IX, част А „Еталонни горива“, т. 1, таблица 3 
„Тип: LPG“ на Регламент (ЕО) № 692/2008“.
3. В т. 15.4:
а) в буква „а“ думите „част Б на приложение 
№ 13а от Наредба № 73 за одобряване на типа 
на нови моторни превозни средства по отно­
шение замърсяването на въздуха от емисии 
от двигателите“ се заменят с „приложение 
IX, част А „Еталонни горива, т. 1, таблица 4 
„Тип: NG“ на Регламент (ЕО) № 692/2008“;
б) в буква „б“ думите „част Б на приложе­
ние № 13а от Наредба № 73 за одобряване на 
типа на нови моторни превозни средства по 
отношение замърсяването на въздуха от еми­
сии от двигателите“ се заменят с „приложение 
IX, част А „Еталонни горива, т. 1, таблица 4 
„Тип: NG“ на Регламент (ЕО) № 692/2008“;
в) в буква „в“ думите „част Б на приложе­
ние № 13а от Наредба № 73 за одобряване на 
типа на нови моторни превозни средства по 
отношение замърсяването на въздуха от еми­
сии от двигателите“ се заменят с „приложение 
IX, част А „Еталонни горива, т. 1, таблица 4 
„Тип: NG“ на Регламент (ЕО) № 692/2008“.
4. В т. 15.5 думите „т. 2 на приложение 
№ 13а от Наредба № 73 за одобряване на типа 
на нови моторни превозни средства по отно­
шение замърсяването на въздуха от емисии 
от двигателите“ се заменят с „приложение IX, 
част А „Еталонни горива“, т. 2 на Регламент 
(ЕО) № 692/2008“.
5. Точка 18.1 се изменя така:
„18.1. При двигатели със запалване чрез 
сгъстяване по време на изпитването се кон­
тролира дали отработилите газове удовлет­
воряват следните условия:
18.1.1. Основни изисквания към димо­
мерите
18.1.1.1. Подлежащите на измерване газове 
се съхраняват в камера с неотразяваща вът­
решна повърхност.
18.1.1.2. При определяне на действителната 
дължина на пътя на светлината, преминаваща 
през газовете, се отчита възможното влияние 
на устройствата, които предпазват светлинния 
източник и фотоелемента. Тази действителна 
дължина трябва да се укаже върху уреда.
18.1.1.3. Димомерът трябва да има две скали 
за измерване, едната в абсолютни стойности 
на коефициента на поглъщане на светлината 
от 0 до ∞ (m – 1), а другата – линейна, от 0 до 
100; двете скали трябва да са с диапазон от 
0 при невъзпрепятстван светлинен поток до 
максимална стойност на скалата при пълно 
затъмняване.
18.1.2. Изисквания към конструкцията
18.1.2.1. Общи положения
Конструкцията на димомера трябва да е 
такава, че при работа в стационарни условия 
измервателната камера да се запълва с газ с 
еднородна оптическа плътност.
18.1.2.2. Измервателна камера и корпус на 
димомера
18.1.2.2.1. Попадането върху фотоелемента 
на светлина от странични източници в резултат 
на вътрешно отразяване или разсейване трябва 
да бъде сведено до минимум (например чрез 
нанасяне на черни матови покрития върху 
вътрешните повърхности или чрез подходящо 
разположение).
18.1.2.2.2. Оптическите характеристики 
трябва да са такива, че общото влияние на 
отразяването и разсейването да не превишава 
стойността, съответстваща на едно деление 
по линейната скала, когато измервателната 
камера е запълнена с газ, имащ коефициент 
на поглъщане на светлината, приблизително 
равен на 1,7 m – 1.
18.1.2.3. Източник на светлина
За източник на светлина трябва да се из­
ползва лампа с нажежаема жичка с цветна 
температура в диапазона от 2800 до 3250 °К 
или светодиод (LED), излъчващ зелена свет­
лина, с дължина на вълната между 550 и 570 
nm (нанометри). Източникът на светлина се 
предпазва от замърсяване чрез средства, ко­
ито не влияят върху дължината на оптичния 
интервал, спазвайки предвиденото в специ­
фикациите на производителя.
18.1.2.4. Датчик
18.1.2.4.1. За датчик трябва да се използва 
фотоелемент със спектрална характеристика, 
аналогична на кривата на дневното зрение 
на човешкото око (максимална реакция при 
дължина на светлинната вълна в диапазона 
от 550 до 570 nm; по-малко от 4 % от макси­
малната реакция при дължина на светлинната 
вълна под 430 nm и над 680 nm).
18.1.2.4.2. Схемата на електрическата вери­
га, в която е включено показващото устройство 
на уреда, трябва да е такава, че напрежението 
на изхода на фотоелемента да е в линейна за­
висимост от силата на светлината в диапазона 
на работните температури на фотоелемента.
18.1.2.5. Скали за измерване
18.1.2.5.1. Коефициентът на поглъщане на 
светлината k се изчислява по формулата:
, където:
L е действителната дължина на пътя на 
светлината, преминаваща през измерваните 
газове;
Фо – падащият в приемника светлинен 
поток;
Ф – излъчваният светлинен поток.
Когато действителната дължина L за даден 
тип димомер не може да се изчисли непосред­
ствено от неговите геометрични характерис­
тики, действителната дължина L се определя: