Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 16

СТР.  16	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  22
§ 13. В чл. 115, ал. 1 думите „максимално 
показание“ се заменят с „устройство за мак­
симално показание“.
§ 14. Член 116 се отменя.
§ 15. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. Отчитащото устройство на термо­
метрите по този раздел трябва да осигурява 
отчитането на температурата на дисплея след 
достигане на термично равновесие.“
§ 16. Членове 118 и 119 се отменят.
§ 17. В чл. 120, ал. 1 след думата „термо­
метри с“ се добавя „устройство за“.
§ 18. Членове 121 – 124 се отменят.
§ 19. Член 125 се изменя така: 
„Чл. 125. (1) Максималната грешка в обхвата 
на измерване от 35,5 °С до 42,0 °С трябва да 
бъде 0,1 °С при температура на въздуха от 
18 °С до 28 °С.
(2) Извън обхвата от 35,5 °С до 42,0 °С или 
извън обхвата от 18 °С до 28 °С на темпера­
турата на въздуха максималната грешка не 
трябва да бъде по-голяма от 0,2 °С.“
§ 20. Член 126 се изменя така:
„Чл. 126. (1) Клиничните електрически 
термометри с устройство за максимално по­
казание, пуснати на пазара и/или в действие 
след оценено и удостоверено съответствие 
със съществените изисквания, определени 
по реда на ЗМИ и наредбите по чл. 18 ЗМИ, 
подлежат на последващи проверки по реда 
на тази наредба, когато се използват в меди­
цината за целите на лекарското наблюдение, 
диагностиката и лечението.
(2) Клиничните електрически термометри с 
устройство за максимално показание, пуснати 
в употреба по реда на глава четвърта от ЗИ 
до 12 юни 2007 г., подлежат на последващи 
проверки по реда на тази наредба, когато се 
използват за приложенията, определени в ал. 1.
(3) Последващата проверка се извършва за 
установяване на съответствието с максимално 
допустимите грешки съгласно чл. 125.“
§ 21. Член 127 се отменя.
§ 22. В чл. 128 думите „първоначална и“ 
се заличават.
§ 23. Членове 129 и 130 се отменят.
§ 24. Раздел VII се отменя.
§ 25. Членове 150 – 154 се отменят.
§ 26. Член 155 се изменя така:
„Чл. 155. Показващото устройство трябва 
да осигурява лесно отчитане, сигурно и едноз­
начно показание и да има цифрова индикация 
с пълен или непълен най-старши разряд.“
§ 27. Член 156 се отменя.
§ 28. Член 158 се изменя така: 
„Чл. 158. Съпротивлението на изолацията 
между корпуса на преобразувателите на темпе­
ратура и всеки от свързващите им проводници 
трябва да е по-голямо или равно на 100 MΩ 
при околна температура между 15 °С и 35 °С 
и относителна влажност на въздуха, не по-
голяма от 80 % RH, и приложено постоянно 
напрежение 10 V и 100 V.“
§ 29. Членове 159 – 161 се отменят.
§ 30. В чл. 162 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „тип“ се добавя 
„или маркировка за оценено съответствие“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите, когато компонентите на 
делимите и хибридните топломери са от одо­
брен тип или са с оценено съответствие, върху 
тях трябва да са нанесени знаци за одобрен 
тип или маркировка за оценено съответствие.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 31. Член 163 се изменя така: 
„Чл. 163. Всички компоненти на топломе­
ра, които могат да се отделят след проверка, 
трябва да имат идентификационна маркировка, 
поставена така, че да е видима, ясна и да не 
закрива показанията на топломера.“
§ 32. Член 164 се отменя.
§ 33. Член 165 се изменя така: 
„Чл. 165. (1) Топломерите могат да са от 
клас на точност 1, 2 и 3.
(2) Максималните допустими относител­
ни грешки за съответния клас на точност, 
приложими за неделимите (комплектните) 
топломери, изразени в проценти от действи­
телната стойност за всеки клас на точност, са:
Е = Еf + Еt + Еc,
където Еf, Еt, Еc са съгласно ал. 3 – 5.
(3) Максималната допустима относителна 
грешка на преобразувателя на разход, изразена 
в проценти, за класовете на точност:
Клас 1: Ef = (1+ 0,01.qp/q), но не повече 
от 5 %;
Клас 2: Ef = (2 + 0,02.qp/q), но не повече 
от 5 %;
Клас 3: Ef = (3 + 0,05.qp/q), но не повече 
от 5 %,
където грешката Ef дава връзката между от­
четената стойност и действителната стойност 
чрез зависимостта между изходния сигнал на 
преобразувателя на разход и действителния 
обем или маса. 
(4) Максималната допустима относителна 
грешка на двойката преобразуватели на тем­
пература, изразена в проценти:
Et = (0,5 + 3. ∆θmin/∆θ),
където грешката Et дава връзката между от­
четената стойност и действителната стойност 
чрез зависимостта между изходния сигнал на 
двойката преобразуватели на температура и 
температурната разлика.
(5) Максималната допустима относителна 
грешка на калкулатора, изразена в проценти:
Ec = (0,5 + ∆θmin/∆θ),
където грешката Ec дава връзката между 
отчетената и действителната стойност на 
количеството топлина.
(6) Грешката на делимите (комбинираните) 
и хибридните топломери за измереното ко­
личество топлина се определя чрез грешките