Държавен вестник, бр. 46, 2007 г., стр. 127

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
1. единичните теглилки или сериите тег-
лилки до стойност 500 g трябва да се съхраня-
ват в кутии;
2. теглилки с номинална стойност, по-голя-
ма от 500 g, могат да се съхраняват в кутии,
подредени в поставки или представени отделно
без защита.
(3) На капаците на кутиите трябва да е озна-
чен класът теглилки, който те съдържат: Е1;
Е2; F1; F2; М1.
Чл. 91a. (1) При теглилки среден клас на
точност означенията на номиналната стойност
на масата на теглилката и наименованието или
фирменият знак на производителя се нанасят
на горната повърхност на централната част на
теглилката, така че да са наравно с горната
повърхност или да имат релефна форма.
(2) Номиналната стойност на теглилки от
500 g до 10 kg може да е означена върху тялото
на теглилките.
(3) Означенията на номиналната маса на
теглилките с правоъгълна форма се нанасят във
вида: 5 kg, 10 kg, 20 kg или 50 kg.
(4) Означенията на номиналната маса на
цилиндричните теглилки се нанася във вида:
1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg,
2 kg, 5 kg или 10 kg.
Чл. 92. Максимално допустимите грешки на
теглилките се отнасят за конвенционалната
маса и трябва да съответстват на тези, опреде-
лени в приложение № 14.
Чл. 93. (1) Теглилките се пускат на пазара
след първоначална проверка без одобряване на
типа и не подлежат на последващи проверки.
(2) Първоначалната проверка включва:
1. проверка за наличие на надписи и озна-
чения;
2. външен оглед на повърхността на тег-
лилката;
3. проверка на формата и размерите на тег-
лилките за съответствие с изискванията на
чл. 86;
4. измерване на масата на теглилката и оп-
ределяне на отклонението от номиналната є
стойност;
5. проверка на максимално допустимата
грешка за дадена номинална стойност.
Чл. 94. (1) Знакът за първоначална провер-
ка се поставя така, че да не се нарушават мет-
рологичните характеристики на теглилката.
(2) Кутиите, съдържащи теглилки класове
Е1, Е2 и F1, и всички кутии, съдържащи грам и
дробни на грама, трябва да носят знак за първо-
начална проверка.
(3) За теглилки клас F2 знакът за първона-
чална проверка трябва да се поставя на капака
на жустировъчната кухина, а където няма та-
кава—на основата на теглилката. За теглилки
клас М1 от 1 g до 50 kg знакът за първоначална
проверка трябва да се поставя върху оловото,
запечатващо отвора на жустировъчната каме-
ра, или върху основата на теглилки, които
нямат камера.
(4) За теглилки среден клас на точност зна-
кът за първоначална проверка се нанася върху
оловната пломба на жустировъчната кухина, а
на теглилките без жустировъчната кухина—
върху тялото на теглилката.”
§ 4. В чл. 99, ал. 1 думата “най-малко” се
заменя с “не повече от”.
§ 5. В чл. 118, ал. 2 се правят следните изме-
нения:
1. В т. 1 пред числото “0,1” се поставя зна-
кът “±”.
2. В т. 4 думите “температурна константа
2 °С” се заменят с “температура, поддържана в
границите на ± 2 °С”.
§ 6. В чл. 133, ал. 1, т. 8 пред числото “0,05”
се поставя знакът “±”.
§ 7. В чл. 171, ал. 1 думата “всеки” се заличава.
§ 8. Създава се чл. 172а:
“Чл. 172а. (1) Срокът на валидност на пос-
ледващата проверка на партида топломери,
използвани за комунални цели, може да бъде
удължен, ако са налице условията за прилагане
на метода за статистически контрол и при про-
верка на извадка от партидата са постигнати
критериите съгласно приложение № 15а.
(2) Методът за статистически контрол може
да бъде приложен, ако срокът на валидност на
предходната проверка на топломерите не е из-
текъл и са налице условията за групиране на
топломерите в партида.
(3) Топломерите могат да бъдат групирани в
партида, когато:
1. имат едни и същи: производител, тип или
модификация или допълнение на типа, означе-
ние на типа съгласно удостоверението за одоб-
рен тип и знак за одобрен тип;
2. годината на производство на средствата
за измерване не се различава с повече от една
година;
3. имат едни и същи: номинален разход и
гранични стойности на разхода;
4. се използват при еднакви работни условия
и условия на околната среда, включително пре-
образувателите на разход на топломерите да
работят с вода с идентично или сравнимо ка-
чество;
5. датата на предходната проверка за всички
средства за измерване се различава най-много
с една година.
(4) При демонтажа и транспортирането на
топломерите от извадката трябва да бъдат взе-
ти подходящи организационни и технически
мерки, които да възпрепятстват всяка наме-
са, водеща до промяна на техните технически
и метрологични характеристики. Независимо
от големината на извадката периодът на де-
монтаж и транспортиране трябва да е възмож-
но най-кратък и общо да не надвишава един
месец.
(5) Входът и изходът на преобразувателя
за разход на всеки топломер от извадката
трябва да се запечатат непосредствено след
демонтажа му.”