Държавен вестник, бр. 103, 2016 г., стр. 98

СТР.  98	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
Чл. 26. (1) Стационарните рентгенови уред-
би за скопия без дистанционно управление и 
с рентгенова тръба под масата трябва да са 
оборудвани със:
1. оловно-гумени екрани към масата и/или 
подвижни лъчезащитни паравани, поставяни 
на пода, за защита на долната част от тялото 
на оператора;
2. оловно-гумена престилка, спусната от 
преобразувателя на образа, с дължина поне 
40 cm и ширина 45 cm; престилката трябва 
да е закрепена без пролуки към рамката на 
преобразувателя и да защитава оператора при 
различни наклони на масата;
3. защита на ръцете при манипулирането 
с командните устройства (в случаите, когато 
те не са защитени от рамката).
(2) Ангиографските уредби и стационарни-
те рентгеноскопични уредби в операционни 
блокове трябва да са оборудвани със:
1. оловно-гумени екрани към масата и/или 
подвижни лъчезащитни паравани, поставяни 
на пода, за защита на долната част от тялото 
на работещите;
2. подвижни лъчезащитни екрани с таванно 
или друго подходящо окачаване за защита 
от разсеяното лъчение на главата и горната 
част на тялото на работещите в процедурното 
помещение.
(3) Оловният еквивалент на лъчезащитните 
екрани от ал. 1 и 2 се определя чрез изчис-
ление, но не трябва да е по-малък от 0,5 mm 
оловен еквивалент.
(4) Ако провежданите процедури и конфигу-
рацията на уредбата позволяват, лъчезащитни 
екрани по ал. 2, т. 1 и 2 се предвиждат и при 
използването на мобилни рентгеноскопични 
уредби тип „С-рамо“ в операционни блокове 
и други процедурни помещения.
Чл. 27. (1) Преди въвеждане на обекта в 
експлоатация ефективността на лъчезащита-
та се проверява от органите по чл. 23, ал. 1, 
които издават становище за готовност за въ-
веждане в експлоатация по реда на чл. 66 от 
Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда 
за упражняване на държавен здравен контрол.
(2) При измерване ефективността на лъче-
защитата задължително се използва подходящ 
фантом. Не се допускат измервания, при които 
се използва пациент вместо фантом.
Раздел ІV
Индивидуални лъчезащитни средства
Чл. 28. (1) Към всяка рентгенова уредба 
без дистанционно управление: за скопия, за 
прицелни графии и за серийни графии, трябва 
да има следните индивидуални лъчезащитни 
облекла и приспособления:
1. при уредби с максимално анодно на-
прежение до 100 kV включително – най-
малко два комплекта лъчезащитно облекло, 
всеки състоящ се от лъчезащитна престилка 
с минимален оловен еквивалент 0,25 mm, 
лъчезащитна престилка за гонадна защита, 
тип „пола“, с минимален оловен еквивалент 
0,25 mm и лъчезащитна яка с оловен еквива-
лент най-малко 0,25 mm;
2. при уредби с максимално анодно напре-
жение над 100 kV – най-малко два комплекта 
лъчезащитно облекло, всеки състоящ се от 
лъчезащитна престилка с минимален оловен 
еквивалент 0,35 mm, лъчезащитна престилка 
за гонадна защита, тип „пола“, с минимален 
оловен еквивалент 0,25 mm и лъчезащитна 
яка с оловен еквивалент най-малко 0,35 mm;
3. един чифт лъчезащитни ръкавици с 
пет пръста и с оловен еквивалент най-малко 
0,25 mm при анодни напрежения до 150 kV.
(2) В катетеризационните лаборатории за 
всеки член от екипа в процедурното помещение 
трябва да са осигурени следните лъчезащитни 
комплекти:
1. лъчезащитна престилка, тип „халат“, 
обхващаща и гърба, или облекло от две части 
(пола и жилетка) с оловен еквивалент 0,5 mm;
2. лъчезащитна яка с оловен еквивалент 
най-малко 0,5 mm;
3. лъчезащитни очила с оловен еквивалент 
най-малко 0,75 mm с фронтална и 0,5 mm 
странична защита.
(3) В операционни зали при работа с 
мобилни рентгенови уредби за графия и ско-
пия, тип „С-рамо“, за всеки член от екипа в 
процедурното помещение (и един резервен 
комплект) трябва да са осигурени следните 
лъчезащитни средства:
1. лъчезащитна престилка, тип „халат“, 
обхващаща и гърба, или облекло от две части 
(пола и жилетка) с оловен еквивалент 0,5 mm;
2. лъчезащитна яка с оловен еквивалент 
най-малко 0,5 mm;
3. лъчезащитни очила с оловен еквивалент 
най-малко 0,5 mm фронтална и 0,35 mm стра-
нична защита.
Чл. 29. (1) Към всяка рентгенова уредба за 
графия и компютърна томография трябва да 
има най-малко: една лъчезащитна престилка; 
лъчезащитна престилка за гонадна защита, 
тип „пола“, с минимален оловен еквивалент 
0,25 mm; яка с оловен еквивалент най-малко 
0,25 mm – при уредби с максимално анодно 
напрежение до 100 kV, и 0,35 mm – при уредби 
с максимално анодно напрежение над 100 kV.
(2) Към денталните рентгенови уредби за 
секторни графии трябва да има лъчезащитно 
средство за щитовидната жлеза с оловен ек-
вивалент най-малко 0,25 mm и лъчезащитнa 
престилка с олoвен еквивалент най-малко 
0,25 mm. Допуска се използването на една 
защитна престилка с допълнителна защита 
за щитовидна жлеза с олoвен еквивалент 
най-малко 0,25 mm. Защитното средство при 
извършване на дентална графия трябва да 
екранира пациента от рамената до коленете.