Държавен вестник, бр. 36, 2025 г., стр. 28

СТР.  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  36
високотехнологично помощно средство по 
т. 20, е 459 лева.
21. Система с вграден стол и електрическо 
придвижване
21.1. Системата трябва да отговаря на пока­
затели с определени минимални изисквания, 
както следва:
Показател
Минимални
изисквания
21.1.1. Техническа спе­
цификация
Мобилна система за из­
качване и слизане на 
стълби с вградена аку­
мулаторна електричес­
ка инвалидна количка 
с джойстик и за осигу­
ряване на достъпност 
за хора с двигателни 
нарушения. Придвиж­
ване чрез електрическо 
захранване както в до­
машни условия, така и 
навън на сравнително 
дълги разстояния и пре­
одоляване на препят­
ствия на архитектурна­
та среда. Възможност за 
промяна на скоростта 
на задвижване на вери­
гата за изкачване. Пред­
пазни колани. Акумула­
торни, презареждащи се 
батерии. Възможност за 
зареждане в електри-
ческата инсталация.
21.1.2. Мощност на 
електрическия мотор
DC 24 V, 160 W или 
по-мощен
21.1.3. Батерия
29.4 V или по-голяма, 
презареждаща се, ли­
тиевойонна (вадеща се)
21.1.4. Пробег с едно 
зареждане
≥ 15 км (по-голям или 
равен на петнадесет ки­
лометра)
21.1.5. Верига за изкач­
ване/слизане по стълби 
Скорост за изкачване/
слизане
Възможност за промяна 
на скоростта на вери­
гата за изкачване/сли­
зане – висока, средна, 
ниска
21.1.6. Брой стъпала 
с едно зареждане на 
батерията
≥ 1500 (по-голямо или 
равно на хиляда и пет­
стотин)
21.1.7. Тегло
До 55 кг 
21.1.8. Размери при раз­
гънато състояние 
До 140 × 75 × 125 см (до 
140 дължина × 75 ши­
рочина × 125 Височина)
Показател
Минимални
изисквания
21.1.9. Максимално на­
товарване
До 160 кг или повече
21.1.10. Допълнително 
оборудване
Джойстик с възможност 
за промяна на скоростта 
на движение, подлакът­
ници, обезопасяващ ко­
лан, отваряща се стойка 
за крака.
21.1.11. Експлоатацио­
нен срок
4 (четири) години 
21.1.12. Гаранционен 
срок 
2 (две) години
21.2. Високотехнологичното помощно сред­
ство по т. 21 е класифицирано като медицинско 
изделие съгласно действащата нормативна 
уредба в страната.
Доставчиците на система с вграден 
стол и електрическо придвижване следва 
да отговарят както на общите изисквания, 
посочени в чл. 9, така и на специфичните 
извиквания, посочени в чл. 10, ал. 2 от 
постановлението.
21.3. Максималната стойност, до която се 
финансира високотехнологичното помощно 
средство по т. 21, е 5196 лева с включен ДДС.
21.4. Размерът на допустимото авансово 
плащане, необходимо за предоставяне на 
високотехнологично помощно средство по 
т. 21, е 1566 лева.
Раздел ІX
Система за ходене за крак и система за ре­
хабилитация на ръка
Устройствата трябва да спомагат за раз­
движване, да намаляват спастичността и 
да улесняват движенията в крайника при 
централни увреди на нервната система, като 
отчитат в реално време импулсите, които 
достигат до мускулатурата.
Видове системи:
22. Нервен и мускулен стимулатор – сис­
тема за ходене за крак
22.1. Системата представлява стимулиращ 
нервус перонеус в движение (адаптиращ се 
към пациента, стимулирайки дорзифлексия в 
точния момент по време на ходене) и в покой, 
като осъществява дорзифлексия в глезена. 
Системата трябва да отговаря на показатели 
с определени минимални изисквания, както 
следва: