Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
7. Стандартна схема S7: Измервателната система
включва помпа, специален екстрактор на газове, един
или два пълни маркуча или един празен маркуч, или
един пълен и един празен маркуч.
Позволява:
а) измерване на доставка чрез помпа (пълен или
празен маркуч);
б) измерване на доставка по гравитационен път
(празен маркуч);
в) директна доставка със или без помпа, без преми-
наване през разходомера; изпразване и пълнене на цис-
терната без преминаване през разходомера.
Описание на означенията към стандартна схема S7:
Ако цистерната има няколко секции и ако е въз-
можно използването на колектор, вентилите на дъ-
ното на секциите и вентилите на захранващия тръ-
бопровод трябва да са от тип “отворен или затворен”.
Тръбопроводите между секциите и измервателната
система трябва да бъдат свързани постоянно.
А: Антизавихрящо устройство
R1: Двупътен вентил, позволяващ измерване на дос-
тавяното количество; доставка без измерване;
изпразване и пълнене на цистерната без преми-
наване през разходомера.
Вентилът е по избор. Той може да бъде заменен
от директно свързване.
Р: Помпа. Тя може да бъде реверсивна. В този слу-
чай между вентила R2 и специалния екстактор
на газове РgS трябва да се постави възвратен
вентил.
В: Обходът е по избор и позволява доставка по гра-
витационен път, която се измерва (празен мар-
куч). Този обход се допуска само ако не се из-
ползва вентил R1.
R2: Двупътен вентил (по избор) за директна достав-
ка без измерване.
F: Филтър. Допуска се използване на дренажен
вентил само ако включва възвратен вентил, пре-
дотвратяващ достъпа на газ в измервателната
система.
PgS: Специален екстрактор на газове съгласно чл. 341.
V1: Наблюдателно стъкло на специалния екстрак-
тор на газове
T1 ,T2,
T3: Варианти, разрешени за използване с
устройството за вентилиране
T1: съд, в който да се събират частиците в теч-
ността, внесени чрез газовете
T2 : връщане към резервоара
T3 : предпазен вентил
C: Разходомер
va: Вентил, който се затваря автоматично от специ-
алния екстрактор на газове, когато налягането е
недостатъчно, за да предотврати изпаряване в раз-
ходомера, или когато в специалния екстрактор
на газове се е образувала въздушна възглавница.
Този вентил трябва да се затваря при наличие на
проблем в неговата система за контрол.
I, II
и III: Варианти на устройството за доставка
Вариант I: един или два пълни маркуча
Вариант II: празен маркуч
Вариант III: комбинация от един пълен и един
празен маркуч
Vm: Разпределителен вентил
Автоматичният вентил va и разпределителният
вентил Vm могат да се комбинират в специален
вентил, изпълняващ и двете функции. В този
случай двете функции трябва да са независими
една от друга. Този специален вентил трябва да
бъде разположен след наблюдателното стъкло
V3 във вариантите (II и III), които включват
такова стъкло.
cl: Възвратен вентил
V2: Наблюдателно стъкло с преливник
V3: Наблюдателно стъкло съгласно чл. 353, ал. 4,
служещо и като индикатор за газове
fl1: Пълен маркуч на макара
fl2: Втори (много къс) пълен маркуч за доставка при
големи стойности на разхода (по избор)
cla: Вентил, предпазващ от изпразване пълния маркуч
at: Автоматично или ръчно устройство за венти-
лиране
R3: Устройство, позволяващо извършване на достав-
ките по един от двата налични метода на достав-
ка. То трябва да съответства на изискванията на
чл. 362, ал. 1 и 2 и чл. 384, ал. 2.
8. Стандартна схема S8: Измервателната система
включва помпа, трипътен вентил, специален екстрак-
тор на газове, един или два пълни маркуча или един
празен маркуч, или един пълен и един празен маркуч.
Позволява:
а) измерване на доставка чрез помпа (пълен или
празен маркуч);
б) измерване на доставка по гравитационен път
(празен маркуч);
в) директна доставка със или без помпа без преми-
наване през разходомера; изпразване и пълнене на цис-
терната без преминаване през разходомера.