Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 33

БРОЙ  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  33  
„Чл. 583. (1) Индивидуалните дозиметри 
трябва да имат размери и маса, позволява­
щи дозиметърът да се носи върху работното 
облекло на човека.
(2) Индивидуалните дозиметри трябва да 
имат приспособление за закрепване върху 
работното облекло.
(3) Върху индивидуалните дозиметри тряб­
ва да е ясно маркирана точката, за която се 
отнася измерваната величина.“
§ 165. Член 584 се отменя.
§ 166. Член 585 се изменя така:
„Чл. 585. Дозиметрите трябва да са кон­
струирани така, че да не задържат радиоак­
тивно замърсяване и да могат лесно да се 
дезактивират.“
§ 167. Член 586 се изменя така:
„Чл. 586. (1) Електронните дозиметри трябва 
да показват претоварване, когато мощността 
на еквивалентната доза надвишава:
1. сто пъти обхвата им на измерване – за 
уреди с горна граница на измерване 0,1 Sv.h-1;
2. десет пъти обхвата на измерване – за 
уреди с горна граница на измерване 10 Sv.h-1.
(2) Дозиметрите трябва да възстановяват 
работоспособността си след отстраняване на 
претоварването.“
§ 168. Член 588 се изменя така:
„Чл. 588. Обхватът на измерване на индиви­
дуалните електронни дозиметри по мощност на 
еквивалентната доза трябва да е в границите:
1. за фотонно и високоенергийно бета-лъ­
чение – от 1 μSv.h-1 до 1 Sv.h-1;
2. за неутрони – от 10 μSv.h-1 до 0,1 Sv.h-1.“
§ 169. Член 589 се изменя така:
„Чл. 589. Обхватът на измерване на инди­
видуалните електронни дозиметри по еквива­
лентна доза трябва да е в границите:
1. за фотонно и високоенергийно бета-лъ­
чение – от 1 μSv до 1 Sv;
2. за неутрони – от 10 μSv до 1 Sv.“
§ 170. Член 590 се изменя така:
„Чл. 590. Обхватът на измерване на инди­
видуалните кондензаторни дозиметри и на 
пасивните индивидуални дозиметри трябва 
да е в границите от 10 μSv до 10 Sv.“
§ 171. Член 591 се отменя.
§ 172. В чл. 592 се правят следните до­
пълнения:
1. В ал. 1 след думите „при енергия“ се 
добавя „662 keV“.
2. В ал. 3 след думите „при енергия“ се 
добавя „662 keV“.
§ 173. В чл. 593, ал. 1 след думата „инди­
видуалният“ се добавя „електронен“.
§ 174. Член 594 се изменя така:
„Чл. 594. (1) Нелинейността на показанията 
на активните дозиметри в техния измервателен 
обхват не трябва да е по-голяма от ± 15 %.
(2) Нелинейността на показанията на 
пасивните дозиметри в обхвата от 10 μSv до 
10 Sv трябва да е в границите от минус 9 % 
до 11 %.“
§ 175. Член 595 се отменя.
§ 176. Член 596 се изменя така:
„Чл. 596. (1) Статистическите флуктуации 
на показанията за еквивалентна доза на ин­
дивидуалните електронни дозиметри трябва 
да са в следните граници:
1. не повече от 15 % за доза, не по-голяма 
от 1 µSv;
2. не повече от (16-Н) %, където Н е дозата 
в µSv, за доза от 1 µSv до 11 µSv;
3. не повече от 5 % за доза, по-голяма от 
11 µSv.
(2) Изискванията по ал. 1 се отнасят и за 
индивидуалните кондензаторни дозиметри, 
като границите са по отношение на измер­
ваната от тях величина.
(3) Статистическите флуктуации на пока­
занията за мощност на еквивалентна доза на 
индивидуалните електронни дозиметри трябва 
да са в следните граници:
1. не повече от 20 % за мощност на дозата, 
не по-голяма от 10 µSv/h;
2. не повече от (21-0,1.Н) %, където Н е 
мощност на дозата в µSv/h, за мощност на 
дозата от 10 µSv/h до 60 µSv/h;
3. не повече от 15 % за мощност на дозата, 
по-голяма от 60 µSv/h.
(4) Статистическите флуктуации на пока­
занията за еквивалентна доза на пасивните 
индивидуални дозиметри трябва да са в след­
ните граници:
1. не повече от 15 % за доза, не по-голяма 
от 1 mSv;
2. не повече от (16-Н) %, където Н е дозата 
в mSv, за доза от 1 mSv до 11 mSv;
3. не повече от 5 % за доза, по-голяма от 
11 mSv.“
§ 177. Създава се чл. 596а:
„Чл. 596а. (1) Показанията на активните 
индивидуални дозиметри трябва да са в гра­
ниците от минус 29 % до 67 % за енергия на 
фотоните от 80 keV до 1,5 МeV или от 20 keV 
до 150 keV и ъгли на облъчване от 0 ° до ± 60 °.
(2) Показанията на пасивните индивиду­
ални дозиметри трябва да са в границите от 
минус 29 % до 67 % за енергия на фотоните 
от 30 keV до 250 keV и ъгли на облъчване от 
0 ° до ± 60 °.“
§ 178. Член 597 се изменя така:
„Чл. 597. (1) Активните индивидуални до­
зиметри се пускат на пазара и/или в действие 
след одобряване на типа и първоначална про­
верка и подлежат на последващи проверки.
(2) Броят на изследваните за одобряване на 
типа индивидуални дозиметри е три образеца.
(3) Когато при изследване на типа се 
установява несъответствие на дозиметрите 
с изискванията на този раздел, могат да се 
изискат още образци.“
§ 179. Създава се чл. 597а: