Държавен вестник, бр. 103, 2016 г., стр. 95

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  95  
(2) Площта на „тъмната“ стая трябва да 
е съобразена с броя, вида и размерите на 
инсталираните проявителни машини, при 
осигурено достатъчно разстояние между тях, 
но не трябва да е по-малка от 4 m2.
(3) Проявителна машина за проявяване на 
светло се разполага в отделно помещение с 
площ не по-малка от 4 m2, а за проявяване 
на дентални секторни снимки – 3 m2.
(4) Пред работния плот и пред машината за 
проявяване трябва да има достатъчно работно 
пространство за свободно манипулиране с 
минимална ширина 1 m.
(5) Във фотолабораторията се осигурява 
пространство за сортиране на филмите и 
обработка на документацията.
(6) Не се допуска разполагане на проя-
вителна машина или работна компютърна 
станция, включително принтер и други в 
процедурното и/или командното помещение 
на рентгеновия кабинет.
Чл. 14. (1) В рентгеновите кабинети и 
фотолабораториите трябва да е осигурена 
принудителна вентилация, осигуряваща не 
по-малко от трикратен въздухообмен за час.
(2) Не се допуска обединяването на сму-
кателната част на вентилационната система 
на фотолабораторията с други вентилационни 
системи.
Чл. 15. (1) Осветителните тела за изкуст-
вено осветление в рентгеновото отделение/
кабинет трябва да са разположени така, че да 
не се получават плътни сенки от апаратурата 
и светлината да не заслепява персонала.
(2) В процедурното помещение за рентге-
нова графия трябва е осигурена възможност 
за намаляване осветеността на помещението 
и ясна видимост на границите на полето от 
светлинния визьор.
(3) Тъмната стая на рентгеновата фотола-
боратория трябва да има общо индиректно 
осветление и защитно работно осветление.
(4) Защитното работно осветление в тъм-
ната стая се изпълнява само с оригинални 
филтри или с монохроматични излъчватели 
без филтри (светодиодни, електролуминис-
центни и др.). Не се допуска използването на 
цветна хартия, плат и други вместо филтри. 
Мощността и цветът на работното осветление 
трябва да са съобразени със спектралната 
чувствителност на използваните рентгенови 
филми за избягване на тяхното воалиране.
(5) В помещения, където са разположени 
негативоскопи и диагностични монитори към 
рентгенови уредби, осветлението трябва да е 
дифузно и да има възможност да се намалява, 
а прозорците на помещенията да са оборудвани 
със светлозащитни устройства за затъмнение.
Раздел ІІ
Изисквания към разположението на рентге­
новите уредби
Чл. 16. (1) Рентгеновата уредба трябва да 
е разположена така, че между краищата на 
всички нейни части и стените на процедурното 
помещение, както и към друго оборудване в 
помещението, да има технологичен проход с 
достатъчна ширина, но не по-малка от 1 m, 
като се отчитат и движенията на подвижните 
части на уредбата.
(2) Рентгеновите уредби, използвани за 
лъче­терапевтични рентгенови процедури, 
могат да бъдат само стационарни.
(3) Изискването на ал. 1 се прилага и за 
отстоянията от краищата на стоматологич-
ния стол при разполагане на дентална уредба 
за секторна графия в кабинет по дентална 
медицина.
(4) Изключение от изискването на ал. 1 
се допуска за стената, на която е монтирана 
уредба със стенен или пристенен монтаж, и 
за стената зад вертикалния статив (вертиграф) 
към уредба за рентгенография. Начинът на 
монтаж се определя от инструкциите на 
производителя.
(5) В процедурното помещение на стацио-
нарнa диагностична рентгеновa уредба, със-
тавена от няколко уреда за изследване или от 
два работни поста, трябва да има технологичен 
проход между тях с ширина най-малко 1 m.
(6) В процедурното помещение на кабинети 
за рентгенова графия, скопия и компютърна 
томография в лечебни заведения за болнич-
на помощ трябва да се предвиди достатъчно 
допълнително пространство за маневриране 
на подвижни болнични легла и носилки.
(7) Проектирането и разполагането на еле-
ментите на рентгеновата уредба се извършват 
при спазване на изискванията на предходните 
алинеи и при следните условия:
1. за рентгенови уредби с максимално 
анодно напрежение над 100 kV центърът на 
уредбата да бъде отдалечен най-малко на 2 m 
от всяка преграда и други разсейващи обекти 
с повърхнина, по-голяма от 1 m2;
2. за рентгенови уредби с максимално 
анодно напрежение под 100 kV центърът на 
уредбата да бъде отдалечен най-малко на 1,5 m 
от всяка преграда и други разсейващи обекти 
с повърхнина, по-голяма от 1 m2.
Чл. 17. (1) Не се допуска разполагането 
в едно процедурно помещение на повече от 
една рентгенова уредба.
(2) По изключение се допуска монтирането 
в едно помещение на две дентални рентгенови 
уредби за секторни графии или на един ден-
тален рентгенов апарат за секторни графии и 
един за панорамни графии, с изключение на