Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 14

СТР.  14	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
едновременно с появата на поток през голе­
мия водомер и намаление на потока през 
малкия водомер.
(2) Числената стойност на постоянния 
разход Q3, изразена в кубични метри на час 
(m3/h), се определя съгласно таблица в при­
ложение № 7.
(3) Обхватът за измерване на разхода се 
определя от отношението Q3/Q1. Стойностите 
на това отношение се определят съгласно 
таблица в приложение № 8.
(4) Разходът на претоварване Q4 се определя 
от отношението Q4/Q3 = 1,25.
(5) Преходният разход Q2 се определя от 
отношението Q2/Q1 = 1,6.
(6) Разходът, чиято стойност се използва 
като предписан разход, се определя по след­
ната формула: 0,7 (Q2 + Q3) ± 0,03 (Q2 + Q3).
Чл. 65. (1) Водомерите трябва да бъдат 
проектирани и произведени така, че техните 
грешки (на показанието) да не превишават 
максималните допустими грешки, каквито 
са определени в ал. 2 или 3 при предписани 
условия на функциониране. Водомерите трябва 
да бъдат обозначени като клас на точност 1 
или клас на точност 2 съгласно изискванията 
на ал. 2 или 3.
(2) Максималните допустими грешки при 
водомери с клас на точност 1 са:
1. за горната зона на разхода (Q2 ≤ Q ≤ Q4) 
е ± 1 %;
2. за долната зона на разхода (Q1 ≤ Q < Q2) 
е ± 3 %.
(3) Максималните допустими грешки при 
водомери с клас на точност 2 са:
1. за горната зона на разхода (Q2 ≤ Q ≤ Q4) 
е ± 2 %;
2. за долната зона на разхода (Q1 ≤ Q < Q2) 
е ± 5 %.
Чл. 66. Относителната грешка (на показа­
нието) се изразява в проценти и се определя 
по следната формула:
R = (Q пок. – Q действ.)/Q действ. , %,
където:
Q пок. е отчетеният обем;
Q действ. – действителният обем.
Чл. 67. (1) Ако един водомер е конструиран 
да измерва обратен поток, обемът, преминал 
по време на обратен поток, трябва или да 
бъде изваден от показания обем, или трябва 
да се регистрира отделно.
(2) Максималните допустими грешки по 
чл. 65, ал. 2 и 3 трябва да бъдат изпълнени не 
само за прав, но и за обратен поток.
(3) Водомерите, които не са конструирани 
да измерват обратен поток, трябва или да 
не допускат обратен поток, или да могат да 
издържат на случайно обръщане на потока 
без влошаване или промяна на техните мет­
рологични характеристики при прав поток.
(4) Изискванията по отношение на макси­
малните допустими грешки трябва да бъдат 
изпълнени за всяко изменениe на температу­
рата и налягането, намиращо се в рамките 
на предписаните условия на функциониране 
на водомера.
Чл. 68. Броячът на водомера не трябва да 
се променя, когато разходът е нула. 
Чл. 69. Водомерът трябва да издържа на 
следното изпитване на налягане без изтичане 
и без повреда:
1. 1,6 пъти максималното допустимо на­
лягане, приложено за 15 минути;
2. два пъти максималното допустимо на­
лягане, приложено за 1 минута.
Чл. 70. Свързванията между измервател­
ния преобразувател, калкулатора и показва­
щото устройство трябва да бъдат надеждни 
и дълготрайни.
Чл. 71. Водомерът може да бъдат снабден 
с електронно устройство за настройване, 
което може да замества дадено механично 
устройство за настройване.
Чл. 72. (1) За да се намалят грешките (на 
показанието) максимално близо до нулата, 
водомерите могат да бъдат снабдени с кори­
гиращи устройства, които в този случай се 
смятат за неделима част от водомера.
(2) Всички изисквания, които са приложи­
ми спрямо водомера и по-специално спрямо 
максималните допустими грешки, се при­
лагат и спрямо коригирания обем, отчетен 
при референтни условия на измерване. При 
нормална работа трябва да се показва кори­
гираният обем.
(3) Водомерите с коригиращи устройства 
трябва да издържат експлоатационните из­
питвания.
(4) Всички параметри, които не се измерват 
и които са необходими при корекция, трябва 
да се съдържат в калкулатора в началото на 
измерването.
(5) Коригиращото устройство не трябва да 
допуска корекция на предварително опреде­
лен дрейф, например по отношение на време 
или на обем.
Чл. 73. (1) Всички параметри, необходими 
за получаването на показания, които са обект 
на метрологичен контрол, например таблица за 
изчисляване или полином за корекция, трябва 
да се съдържат в калкулатора в началото на 
измерването.
(2) Калкулаторът може да бъде снабден с 
интерфейс, който позволява свързване към 
периферни устройства. Когато се използват 
тези интерфейси, софтуерът и хардуерът на во­
домера трябва да продължат да функционират 
правилно, а неговите метрологични функции 
трябва да останат незасегнати.
Чл. 74. Показващото устройство на водо­
мера трябва да осигурява лесно разчитащо се,