Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 29

БРОЙ  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  29  
„Чл. 479а. Максимално допустимите греш­
ки на коригиращите устройства за обем при 
последваща проверка са:
1. 0,5 % при температура на заобикалящата 
среда 20 °С ± 3 °С, влажност на заобикаля­
щата среда 60 % RH ± 15 % RH, номинална 
стойност на захранващото напрежение;
2. 1,0 % при условия на функциониране.“
§ 106. Член 480 се отменя.
§ 107. Член 481 се изменя така: 
„Чл. 481. (1) Разходомерите за газ и ко­
ригиращите устройства за обем, пуснати 
на пазара и/или в действие след оценено и 
удостоверено съответствие със съществените 
изисквания, определени по реда на Наредбата 
за съществените изисквания за оценяване на 
съответствието на средствата за измерване, 
подлежат на последващи проверки.
(2) Разходомерите за газ и допълнителните 
устройства към тях (коригиращи устройства), 
пуснати на пазара и/или в действие по реда на 
§ 3 от преходните и заключителните разпоред­
би на Наредбата за съществените изисквания 
и оценяване на съответствието на средства за 
измерване, подлежат на последващи проверки.“
§ 108. Членове 482 – 491 се отменят.
§ 109. В чл. 492 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 110. Член 493 се отменя.
§ 111. Член 495а се изменя така:
„Чл. 495а. (1) При последваща проверка 
на коригиращи устройства за обем от тип 
1 грешките се определят в следните точки:
1. Tmin, (Tmin + Tmax)/2 и Tmax – за Т-коректори;
2. Tmin и Pmax; (Tmin + Tmax)/2 и (Pmin + Pmax)/2; 
и Tmax и Pmin – за РТ-коректори;
3. Tmin и Pmax; (Tmin + Tmax)/2 и (Pmin + 
Pmax)/2; и Tmax и Pmin и се извършва проверка 
на точността на алгоритъма за изчисляване 
на коефициента на свиваемост на газа – за 
РТZ-коректори.
(2) При последваща проверка на кориги­
ращи устройства за обем от тип 2 грешките 
се определят поотделно за:
1. калкулатора – в точките, определени в 
ал. 1, като се симулират сигнали по темпе­
ратура, налягане и обем;
2. преобразувателя на температура – в 
три точки от обхвата на температурата, като 
едната задължителна стойност е 0 °C;
3. преобразувателя на налягане – в три 
точки от обхвата по налягане.“
§ 112. Създават се чл. 495б – 495г:
„Чл. 495б. (1) При последваща проверка на 
разходомери за газ с оценено съответствие, 
показващи обема или масата, максималните 
допустими грешки са:
1. за клас на точност 1,5: ± 3 % в обхва­
та от Qmin до Qt и ± 1,5 % в обхвата от Qt 
(включително) до Qmax;
2. за клас на точност 1,0: ± 2 % в обхвата 
от Qmin до Qt и ± 1 % в обхвата от Qt (вклю­
чително) до Qmax.
(2) За разходомер за газ с вградено темпе­
ратурно коригиращо устройство, което само 
показва коригирания обем, максималната 
допустима грешка на разходомера нараства 
с 0,5 % в обхват от 30 °С, разположен си­
метрично около температурата, определена 
от производителя, която е между 15 °С и 
25 °С. Извън този обхват се разрешава едно 
допълнително нарастване от 0,5 % на всеки 
интервал от 10 °С.
Чл. 495в. (1) При последваща проверка 
на коригиращи устройства за обем с оцене­
но съответствие максималните допустими 
грешки са:
1. 0,5 % при температура на заобикалящата 
среда 20 °С ± 3 °С, влажност на заобикаля­
щата среда 60 % RH ± 15 % RH, номинална 
стойност на захранващото напрежение;
2. 0,7 % за Т-коректори при нормални ус­
ловия на работа;
3. 1,0 % за други коригиращи устройства 
при нормални условия на работа.
(2) При определяне на максимално допус­
тимите грешки на коригиращите устройства 
не се взема под внимание грешката на раз­
ходомера за газ.
(3) Точките, в които се извършва послед­
ващата проверка, съвпадат с определените в 
чл. 495а.
Чл. 495г. (1) Срокът на валидност на пос­
ледващата проверка на партида разходомери за 
газ, използвани за битова, търговска употреба 
и за употреба в леката промишленост, може 
да бъде удължен, ако са налице условията за 
прилагане на метода за статистически контрол 
и при проверка на извадка от партидата са 
постигнати критериите съгласно приложение 
№ 15а. 
(2) Методът за статистически контрол може 
да бъде приложен, ако срокът на валидност 
на предходната проверка на разходомери за 
газ не е изтекъл и са налице условията за 
групиране на разходомери за газ в партида.
(3) Разходомерите за газ могат да бъдат 
групирани в партида, когато:
1. имат едни и същи: производител, тип 
или модификация или допълнение на типа, 
означени съгласно удостоверението за одобрен 
тип и знак за одобрен тип или съгласно ЕО-
сертификата за изследване на типа/проекта; 
2. годината на производство на средствата 
за измерване не се различава с повече от 
една година;
3. се използват при еднакви работни условия 
и условия на околната среда;
4. датата на предходната проверка за всички 
средства за измерване се различава най-много 
с една година.
(4) При демонтажа и транспортирането 
на разходомерите за газ от извадката трябва 
да бъдат взети подходящи организационни и 
технически мерки, които да възпрепятстват 
всяка намеса, водеща до промяна на техните