Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 63

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  63   
Чл. 458. (1) При пълнота и съответствие 
в представените документи по чл. 453 се 
определят:
1. изпитванията, на които трябва да се 
подложи типът средство за измерване, в 
зависимост от приложимите национални и 
международни документи и/или добри прак­
тики за съответните средства за измерване;
2. съгласувано със заявителя – лаборато­
риите, в които да се извършат изпитванията;
3. сроковете за представяне на образците 
от типа средство за измерване в лаборатори­
ите на Българския институт по метрология.
(2) Когато заявлението е за модификация 
или допълнение на одобрен тип по чл. 453, 
ал. 3, се извършва преглед на съдържанието 
на извършеното изменение и оценка на при­
ложимостта на резултатите от изпитване на 
одобрения тип.
(3) При положително заключение по ал. 2 
резултатите от изпитване могат да бъдат при­
ети, без да се извършва повторно изпитване.
Чл. 459. (1) При пълнота и съответствие 
на представените документи към заявлението 
по чл. 453, ал. 4 председателят на Българския 
институт по метрология продължава срока 
на валидност на одобрения тип, съответно 
на ограниченото одобряване на типа.
(2) При установяване на непълноти в 
представените документи към заявлението 
по чл. 453, ал. 4 заявителят се уведомява 
писмено и се определя едномесечен срок за 
отстраняването им.
(3) При установяване на несъответствия в 
представените документи към заявлението по 
чл. 453, ал. 4 и/или неспазване на срока по 
ал. 2 председателят на Българския институт 
по метрология отказва продължаването на 
срока на валидност на одобрения тип, съот­
ветно на ограниченото одобряване на типа.
Чл. 460. Изследването на типа средство за 
измерване се извършва чрез изпитване на тех­
ническите и метрологичните характеристики 
на образци от типа му, включително изслед­
ване на софтуера по чл. 450, за установяване 
на съответствието им с изискванията към тях 
и работата на средството за измерване при 
условия на функциониране.
Чл. 461. (1) Изпитването на средствата 
за измерване се извършва в лаборатории на 
Българския институт по метрология.
(2) Изпитването на средствата за измерване 
може да бъде извършено и в лаборатории, 
акредитирани от международно признат орган 
по акредитация за изпитване на съответни­
те средства за измерване и/или национален 
метрологичен институт, и/или на място при 
заявителя по реда на чл. 27 от Закона за 
измерванията.
(3) Когато изпитването се извършва в 
лаборатории на Българския институт по 
метрология, заявителят представя образците 
от типа средство за измерване за изпитване 
в определения по чл. 458, ал. 1, т. 3 срок и 
заплаща такса за изпитването. Когато изпит­
ването се извършва на местата по ал. 2, заяви­
телят заплаща и разходите за командироване 
на служителите на Българския институт по 
метрология.
(4) Когато изпитването се извършва в слу­
чаите по чл. 27 от Закона за измерванията, 
заявителят трябва да осигури:
1. доказателства за проследимост на ета­
лоните и измервателното оборудване, които 
ще бъдат използвани при изпитването;
2. необходимите условия за извършване 
на изпитването.
Чл. 462. (1) Въз основа на резултатите от 
протоколите за изпитване в 30-дневен срок 
от получаването на протоколите се изготвя 
доклад за съответствието на типа средство за 
измерване с техническите и метрологичните 
изисквания към него. Експертите, които из­
вършват оценката на съответствието на типа, 
трябва да са различни от експертите, взели 
участие в изследването на типа.
(2) В 7-дневен срок от представянето на 
доклада по ал. 1 се прави мотивирано пред­
ложение до председателя на Българския ин­
ститут по метрология за одобряване на типа 
или за отказ за одобряване на типа средство 
за измерване.
Чл. 463. (1) В 7-дневен срок от получаване 
на предложението по чл. 462, ал. 2 председа­
телят на Българския институт по метрология 
приема доклада за одобряване и в срок до 
3 работни дни от приемането на доклада се 
издава удостоверение за одобрен тип или 
допълнение към удостоверението за одобрен 
тип и се вписва в регистъра на одобрените за 
използване типове средства за измерване или 
мотивирано се отказва одобряването на типа 
и заявителят се уведомява за това.
(2) Удостоверението за одобрен тип съ­
държа:
1. наименованието и типа на средството за 
измерване или на гамата средства за измерване;
2. името и адреса на производителя на 
средството за измерване;
3. номера на удостоверението за одобрен 
тип и поредния номер от регистъра на одоб­
рените за използване типове средства за из­
мерване, под който се вписва типът;
4. датата на издаване на удостоверението 
за одобрен тип средство за измерване;
5. срока на валидност на одобряването 
на типа;
6. изображение на знака за одобрен тип.
(3) Към удостоверението за одобрен тип 
се прилагат:
1. описание на типа, което включва пред­
назначението, принципа на действие и тех­
ническите и метрологичните характеристики 
на средството за измерване или средствата