Държавен вестник, бр. 86, 2022 г., стр. 8

СТР.  8	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  86
Таблица 4 към чл. 84ж, ал. 3, т. 1
Клас на точност за едноосово 
натоварване и на натоварване 
върху група оси
Процент от коригираната средна стойност на едноосово 
натоварване или стойността на натоварване върху група оси
Изпитване и първоначална 
проверка
Последваща проверка
A
±0,50 %
±1,00 %
B
±1,00 %
±2,00 %
C
±1,50 %
±3,00 %
D
±2,00 %
±4,00 %
Таблица 5 към чл. 84з
Клас на точност за 
масата на превозното 
средство
Натоварване (m), изра-
зено в скални деления
Максимални допустими грешки
Изпитване и първона-
чална проверка
Последваща проверка
0,2; 0,5; 1
0 ≤ m ≤ 500
±0,5 d
±1,0 d
500 ≤ m ≤ 2 000
±1,0 d
±2,0 d
2 000 ≤ m ≤ 5 000
±1,5 d
±3,0 d
Таблица 6 към чл. 84и, ал. 2
Клас на точност за маса-
та на превозното средство
d (kg)
Минимален брой 
скални деления
Максимален брой 
скални деления
0,2
≤ 5
500
5 000
0,5
≤ 10
1
≤ 20
Таблица 7 към чл. 84к
Клас на точност за масата на превозното средство
Минимален товар в скални деления
0,2; 0,5; 1
50
“
§ 15. Приложение № 19 се отменя.
§ 16. В приложение № 47 към чл. 811, 
ал. 1, т. 1, буква „А“ т. 7 се изменя така:
„7. Описание на софтуера на средството 
за измерване, когато се използва такъв, и 
на мерките за защита на софтуера срещу 
преднамерена намеса в него. Документите 
за софтуера трябва да съдържат:
а) списък на всички софтуерни модули, 
функции и части, както и декларация, че са 
включени в описанието;
б) идентификация на софтуера – инструк-
ции за нейното получаване при работа на 
средството за измерване;
в) описание на софтуерни интерфейси и 
командите и потоците от данни чрез тези 
интерфейси, включващо декларация на 
пълнота;
г) списък на защитените параметри и 
описание на средствата за защита;
д) описание на конфигурацията на систе-
мата и на минималните изисквания (проце-
сор, памет, харддиск, операционна система 
и др.);
е) описание на начините на защита на 
операционната система (парола и др., когато 
е приложимо);
ж) преглед на хардуера на системата – то-
пология блокова схема, тип компютър, тип 
мрежа и др., и идентификацията им;
з) пълно описание на набора от данни, 
съхранението или предаването им;
и) описание на точността на алгоритмите 
(например резултати, изчисление на цената, 
алгоритмите за закръгляване и др.);
к) описание на потребителския интерфейс, 
менюта и диалози;
л) списък с грешки, които са открити от 
софтуера, и когато е необходимо, описание 
за откриването им – алгоритми;
м) описание на набора от данни, съхране-
нието или предаването им;
н) протокол от изпитване на софтуера от 
друг метрологичен институт или акредитирана 
лаборатория, когато има такъв.
Документите за софтуера трябва да се 
представят не само схематично, а да бъдат 
подробно разписани.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. (1) Везните, измерващи в движение, 
които са пуснати в действие преди влизането 
в сила на това постановление, подлежат на 
последващи проверки и може да продължат 
да се използват, когато при първата проверка 
се установи съответствие с изискванията на 
глава втора, раздел IIIа.
(2) Везните, измерващи в движение, 
за които към деня на влизане в сила на поста-
новлението е сключен договор за доставка, но 
не са пуснати в действие, се пускат в действие 
след извършване на проверка, по искане на 
ползвателя, когато се установи съответствие 
с изискванията на глава втора, раздел IIIа. Те 
подлежат на последващи проверки.