Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 25

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  25   
мерване на количества, по-малки от мини­
малното измерено количество.
(5) Минималното измерено количество на 
измервателните системи не трябва надвишава: 
1. 1 kg – при максимален разход не по-
голям от 12 kg/min;
2. 2 kg – при максимален разход, по-голям 
от 12 kg/min, но не по-голям от 30 kg/min;
3. 5 kg – при максимален разход, по-голям 
от 30 kg/min, но не по-голям от 70 kg/min; 
4. 10 kg – при максимален разход, по-голям 
от 70 kg/min.
Чл. 126. (1) Обхватът на измерване трябва 
да отговаря на условията за използване на 
измервателната система и тя трябва да бъде 
проектирана така, че разходът да бъде между 
минималния и максималния разход с изклю­
чение в началото и в края на измерването 
или по време на прекъсванията.
(2) При условия на функциониране система­
та за контрол на потока трябва да предотвра­
тява зареждането със стойности на разхода, 
по-малки от минималния разход на измерва­
телната система. Обхватът на измервателната 
система трябва да бъде в рамките на обхвата 
на измерване на всеки от нейните елементи.
(3) Отношението между максималния и 
минималния разход трябва да бъде най-мал­
ко 10:1.
(4) Измервателната система за компресиран 
природен газ трябва да се използва само за 
измерване на газ, с характеристики в грани­
ците на работния є обхват, както е посочено 
в удостоверението за одобрен тип.
Чл. 127. (1) Измервателните системи за 
компресиран природен газ трябва да бъдат 
оборудвани с показващо устройство, което 
да показва масата на измереното количество 
газ. Ако системата е оборудвана с показващо 
устройство за цена, трябва:
1. показанията за единична цена и общата 
дължима сума да са свързани само с масата;
2. показанията за цена да се дават само 
при показване на масата.
(2) Показанието за маса трябва да бъде 
в килограми, като обозначената единица за 
измерване трябва да се появява в непосред­
ствена близост до показанието.
(3) Измервателната система може да има 
няколко устройства, показващи едно и също 
количество, всяко от които трябва да отговаря 
на изискванията на този раздел, ако подлежи 
на контрол. Скалните деления на различните 
показания трябва да бъдат едни и същи.
(4) За всяко измерено количество, отнасящо 
се за едно и също измерване, показанията, 
предоставени от различни устройства, не 
трябва да се отклоняват едно от друго.
(5) Допуска се едно показващо устройство 
да се използва с повече от една измервателна 
система, при условие че не отчита едновре­
менно показанията на две или повече системи 
и че системата, чието показание се отчита, е 
ясно идентифицирана.
(6) Скалното деление трябва да е от реда 
1 × 10n, 2 × 10n или 5 × 10n kg, където n е по­
ложително или отрицателно цяло число или 
нула. Скалното деление трябва да е равно или 
да е по-малко от половината от отклонението 
от минимално определената маса.
(7) Когато е приложимо, изискванията, 
отнасящи се до показанията за маса, се при­
лагат също и за показанията за цена.
Чл. 128. (1) Измервателните системи за 
компресиран природен газ трябва да имат 
точка, определяща количеството газ като 
доставено, наречена трансферна точка. Тази 
точка се разполага след разходомера.
(2) Не се допускат възможности измереното 
количество газ да се отклонява след разходо­
мера по време на пълнене.
(3) Допуска се да бъдат монтирани посто­
янно две или повече захранващи трансферни 
точки, които да работят едновременно или 
последователно, при условие че не може да 
се осъществи отклонение на потока газ към 
друг, а не към предвидения съд.
(4) Когато по време на доставката се из­
ползва само една трансферна точка и след 
трансфера точката се смени, следващата дос­
тавка трябва да бъде забранена до нулиране 
на показващото устройство.
Чл. 129. Когато при доставка има риск 
разходът да превиши Qmax, на измервателната 
система трябва да бъде осигурено устройство 
за ограничаване на потока.
Чл. 130. Към измервателната система за 
компресиран природен газ трябва да се монти­
ра манометър, за да се проверяват Pmax и Pmin.
Чл. 131. (1) Максималните допустими от­
носителни грешки на показанията на маса 
при одобряване на тип са равни на:
1. ± 1 % от измереното количество за са­
мия разходомер, и
2. ± 1,5 % от измереното количество за 
цялата измервателна система.
(2) Стойностите по ал. 1 се прилагат при 
първоначална проверка, извършвана в лабо­
раторни условия.
(3) Максималните допустими относителни 
грешки на показанието на маса в условия на 
функциониране при първоначална проверка 
на място или при последваща проверка са 
равни на ± 2 % от измереното количество за 
цялата измервателна система.
(4) Максималните допустими грешки за 
минималното измерено количество са двойно 
по-големи от съответната стойност, опреде­
лена в ал. 3.
(5) Отклонението на минимално опреде­
лената маса (Emin) за измервателната система 
се изчислява с формулата:
Emin = 2 × Mmin × МДГ,