Държавен вестник, бр. 80, 2006 г., стр. 45

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  45
маркировка върху всяко средство за измерване,
което съответства на одобрения тип и отговаря на
приложимите изисквания на наредбата.
12. Декларация за съответствие се съставя за
всеки тип средство за измерване и се съхранява на
разположение на органа за надзор на пазара за
период 10 години от датата на производство на
последното средство за измерване. Тя трябва да
идентифицира типа на средството за измерване, за
което е съставена.
Копие от декларацията за съответствие се пре-
доставя с всяко средство за измерване, което се
пуска на пазара. В случаите на доставка на голям
брой средства за измерване на един потребител
това изискване може да се приложи към парти-
дата или доставката, а не към всяко средство за
измерване.
Ако има съгласието на нотифицирания орган
по т. 3, производителят нанася също и неговия
идентификационен номер на средствата за измер-
ване на отговорността на нотифицирания орган.
13. Производителят може със съгласието на
нотифицирания орган и на негова отговорност
да нанесе идентификационния му номер на сред-
ствата за измерване по време на производстве-
ния процес.
14. Задълженията на производителя могат да
се изпълняват от негово име и на негова отговор-
ност от негов упълномощен представител с из-
ключение на задълженията по т. 2 и 6.
Приложение № 23
към чл. 26, т. 11
“ДЕКЛАРИРАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ, ОСНО-
ВАНО НА ПРОВЕРКА НА ПРОДУКТА—МОДУЛ
F1”
1. “Деклариране на съответствие, основано на
проверка на продукта—модул F1” е процедурата
за оценяване на съответствието, чрез която произ-
водителят изпълнява задълженията по приложе-
нието и осигурява и декларира, че средствата за
измерване—обект на проверката, отговарят на
приложимите изисквания на наредбата.
2. Производителят изготвя техническа докумен-
тация в съответствие с чл. 29, която обхваща про-
ектирането, производството и работата на средст-
вото за измерване и дава възможност за оценяване
на съответствието му с приложимите за него изис-
квания на наредбата.
3. Производителят съхранява техническата до-
кументация на разположение на органа за надзор
на пазара за период 10 години от датата на произ-
водство на последното средство за измерване.
4. Производителят предприема всички необхо-
дими мерки, за да осигури съответствието на про-
изведените средства за измерване с приложимите
изисквания на наредбата.
5. Нотифициран орган, избран от производите-
ля, извършва подходящите изследвания и изпит-
вания или възлага тяхното извършване, за да про-
вери съответствието на средствата за измерване с
приложимите изисквания на наредбата.
Изследванията и изпитванията за проверка
на съответствието с метрологичните изисквания
ще се извършва по избор на производителя или
чрез изследване и изпитване на всяко средство
за измерване съгласно т. 6 и 7 или чрез изследва-
не и изпитване на средствата за измерване чрез
прилагането на статистически метод съгласно
т. 8—12.
6. Всяко средство за измерване се изследва и се
извършват подходящи изпитвания, определени в
съответните документи, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2
или еквивалентни на тях изпитвания, за да се про-
вери съответствието им с приложимите за тях
метрологични изисквания. При липса на съотве-
тен документ нотифицираният орган взема реше-
ние за изпитванията, които са подходящи за целта.
7. Нотифицираният орган издава сертификат
за съответствие по отношение на извършваните
изследвания и изпитвания и нанася своя иденти-
фикационен номер на всяко одобрено средство или
възлага нанасянето му на негова отговорност.
Производителят трябва да съхранява серти-
фикатите за съответствие на разположение на
органа за надзор на пазара за период 10 години
от датата на сертифицирането на средството за
измерване.
8. Производителят взема всички необходими
мерки, за да може производственият процес да
осигури еднородност на всяка произведена парти-
да, и представя за проверка еднородни партиди
средства за измерване.
9. От всяка партида се взема случайна извадка,
съгласно изискванията на т. 10. Всяко средство за
измерване в извадката се изследва и се извършват
подходящи изпитвания съгласно изискванията на
съответните документи по чл. 5, ал. 1 и 2 или се
извършват еквивалентни на тях изпитвания за
проверка на съответствието му с приложимите за
него метрологични изисквания, за да се определи
дали партидата се приема или отхвърля.
При липса на съответен документ нотифици-
раният орган взема решение за изпитванията, под-
ходящи за целта.
10. Прилага се статистическа процедура за кон-
трол по качествени признаци, като извадковата
система трябва да осигурява:
а) равнище на качество, отговарящо на 95 %-
на вероятност за приемане при несъответствие по-
малко от 1 %;
б) граница за качество, отговаряща на 5 %-на
вероятност за приемане при  несъответствие по-
малко от 7 %.
11. При приемане на партида всички средства
за измерване от партидата се одобряват с изклю-
чение на тези средства от извадката, за които е
установено, че не удовлетворяват изпитванията.
Нотифицираният орган издава сертификат за
съответствие по отношение на проведените из-
следвания и изпитвания и нанася своя идентифи-
кационен номер на всяко одобрено средство или
възлага нанасянето му на негова отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за
съответствие на разположение на органа за над-
зор на пазара за период 10 години от датата на
сертифициране на средството за измерване.
12. При отхвърляне на партида нотифицира-
ният орган предприема всички необходими мер-
ки, за да предотврати пускането на пазара на тази
партида. В случай на често отхвърляне на парти-