Държавен вестник, бр. 10, 2021 г., стр. 90

СТР.  90	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  10
4. насочване на нивелира – отчет „напред“ 
(F) към предната лата;
5. насочване на нивелира към задната 
лата – отчет „назад“ (В).
(2) При дигитални нивелири, които имат 
редуващ режим („аBFFB“):
1. на нечетна станция – режим „назад, 
напред – напред, назад“ („BFFB“) в следната 
последователност:
а) насочване на нивелира към задната 
лата – отчет „назад“ (B1);
б) насочване на нивелира към предната 
лата – отчет „напред“ (F1);
в) смяна на хоризонта чрез повдигателните 
винтове;
г) насочване на нивелира към предната 
лата – отчет „напред“ (F2);
д) насочване на нивелира към задната 
лата – отчет „назад“ (B2);
2. на четна станция – режим „напред, 
назад – назад, напред“ („aFBBF“) в следната 
последователност:
а) насочване на нивелира към предната 
лата – отчет „напред“ (F1);
б) насочване на нивелира към задната 
лата – отчет „назад“ (B1);
в) смяна на хоризонта чрез повдигателните 
винтове;
г) насочване на нивелира към задната 
лата – отчет „назад“ (B2);
д) насочване на нивелира към предната 
лата – отчет „напред“ (F2).
(3) Всеки отчет „назад“ или „напред“ се 
получава като средна стойност от няколко 
отчета (серия), като броят им (не по-малък 
от 5) се задава от оператора. Задава се и до-
пустимата разлика между отделните отчети 
в една серия да е не по-голяма от 0,1 mm. 
Измерването е добро, ако е удовлетворена 
допустимата разлика между отделните отчети 
в серията и разликите в разстоянията между 
визури „напред“ и „назад“ не надвишават 
допуска по чл. 72, ал. 2.
Чл. 74. (1) Отчетите се извършват във въз-
можно най-кратко време, като в промеждутъка 
между двойката отчети („напред“ – „назад“ 
или „назад“ – „напред“) се следи за състояни-
ето на кръглата либела и при необходимост 
се подравнява.
(2) За всяко нивелачно разстояние се със-
тавя нивелачен карнет съгласно приложение 
№ 14, в който се записва кратка информация 
за атмосферните условия по време на измер-
ването (сила на вятъра и степен на облачната 
покривка, условия на видимост).
Чл. 75. (1) Станционната грешка x се по-
лучава чрез отчетите по латата и съответните 
им превишения (∆h(i)):
(1);
(2);
.
(2) За нивелация I клас допустимата стой-
ност за така определената станционна грешка 
е 0,20 mm.
(3) За нивелация II клас допустимата 
стойност за така определената станционна 
грешка е:
1. за разстояния от нивелира до латата, 
по-малки от 20 m – x ≤ 0,25 mm;
2. за разстояния от нивелира до латата, 
по-големи от 20 m – x ≤ 0,35 mm.
Чл. 76. (1) Нивелачните измервания се 
записват в електронен вид.
(2) Записват се още: номер на линията, 
нивелачно разстояние, дата и час на започване 
и завършване на измерването на нивелачното 
разстояние, наблюдател, номерата на инстру-
мента и латите, като се указва с коя от тях е 
започнато нивелирането и др.
(3) Данните по ал. 2 се представят във 
файлове в оригиналния формат на инструмен-
та и в друг, общоприет формат за обмен на 
цифрови документи. Представят се оформени 
и обработени нивелачни карнети.
Чл. 77. (1) По време на извършване на 
нивелачните измервания се определя темпе-
ратура на въздуха.
(2) Температурата на въздуха се определя 
с точност ±0,05°С при извеждане на модел на 
коефициента на рефракция и с точност ±0,1°С 
за останалите случаи.
(3) Температурата на въздуха се измерва на 
две или три нива над терена: 0,50 m и 2,50 m 
за случаите по чл. 4, ал. 3, т. 1 или 0,50 m, 
1,10 m и 2,50 m за случаите по чл. 4, ал. 3, 
т. 2. Измервателните уреди могат да се монти-
рат на едната лата или друго приспособление.
(4) Температурата на въздуха се измерва 
чрез система от температурни датчици и ре-
гистратор на данни за запис на направените 
температурни измервания. Датчиците задъл-
жително са защитени от пряко слънчево греене 
и с осигурен принудителен поток от въздух.
(5) Един път седмично или при откриване 
на проблем се проверява съгласуваността на 
температурните датчици. За проверка те се 
поставят един до друг, на една и съща висо-
чина, насочени в една и съща посока. След 
3 минути работа температурите, които те 
показват, трябва да са с еднакви стойности в 
границите на точността.
(6) Данните за измерената температура се 
оформят в Метеорологичен карнет съгласно 
приложение № 15.
Раздел IV
Контролни изчисления
Чл. 78. (1) Разликата d между абсолютните 
стойности на правото и обратно превишение 
на едно нивелачно разстояние трябва да удо-
влетворява изискването:
1. за нивелация I клас: 
, [mm];