Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 2

С Т Р .  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
Г л а в а  в т о р а
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА
ИЗМЕРВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКИ И МЕТРОЛО-
ГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СРЕДСТВАТА
ЗА ИЗМЕРВАНЕ. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ
Раздел I
Материални мерки за дължина
Чл. 2. (1) Материалните мерки за дължина,
наричани по-нататък “мерките за дължина”, са
средства за измерване, предназначени за измер-
ване на дължини и нива.
(2) Изискванията на този раздел се отнасят за
мерки за дължина, използвани за измерване на:
1. нива на течности или дължини за целите
на търговски плащания;
2. размери, разстояния и площи на имоти в
земеделието, строителството, градоустройство-
то, застраховането, за публични вземания и
покупко-продажба на имоти.
(3) Изискванията на този раздел не се отна-
сят за мерки за дължина с висока точност, из-
ползвани в машиностроенето и геодезията (ета-
лонни калибри, геодезични жици, прецизни
скали и др.).
Чл. 3. (1) Мерките за дължина се характери-
зират със:
1. означената за използване дължина, нари-
чана по-нататък “номиналната дължина”;
2. деленията, разстоянието между които е
равно на номиналната дължина на мярката,
наричани по-нататък “основните деления”.
(2) Скалата на мярката за дължина се фор-
мира от основните деления и от другите означе-
ни деления.
(3) Мярката за дължина може да е:
1. краищна мярка, когато основните деле-
ния се формират между две повърхнини;
2. щрихова мярка, когато основните деления
се формират между две линии, две точки или
два знака;
3. комбинирана мярка, когато основните
деления се формират между повърхнина и ли-
ния, точка или знак.
Чл. 4. (1) Мерките за дължина и техните
допълнителни приспособления трябва да са
прецизно изработени от материали, които са
достатъчно надеждни, стабилни и устойчиви на
влияния на околната среда при нормални усло-
вия на употреба.
(2) Качеството на използваните материали
трябва да е такова, че:
1. при нормални условия на употреба и при
температура 8 °С над или под препоръчваната
от производителя температура отклоненията в
дължината да не надвишават максимално до-
пустимите грешки;
2. за мерки, които се използват при наличие
на определена сила на опън, нарастването или
намаляването на тази сила с 10 на сто да не води
до грешки, които надвишават максимално до-
пустимата грешка.
Чл. 5. (1) Напречното сечение на мерките за
дължина трябва да е с такива размери и форма,
УКАЗ № 485
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам г-жа Урсула Зайлер-Албринг—
извънреден и пълномощен посланик на Феде-
рална република Германия в Република Бълга-
рия, с орден “Стара планина” първа степен за
извънредно големите є заслуги за укрепването
и развитието на българо-германските отноше-
ния и по повод окончателното є отпътуване от
страната.
Издаден в София на 28 октомври 2003 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Соломон Паси
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков
62220
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2003 Г.
за приемане на Наредба за средствата за из-
мерване, които подлежат на метрологичен
контрол
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за средс-
твата за измерване, които подлежат на метро-
логичен контрол.
Министър-председател:
Симеон Сакскобургготски
Главен секретар на Министерския съвет:
Севдалин Мавров
НАРЕДБА
за средствата за измерване, които подлежат
на метрологичен контрол
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. техническите и метрологичните изисква-
ния към средствата за измерване, които подле-
жат на метрологичен контрол, наричан по-на-
татък “контрола”, и тяхното използване по пред-
назначение;
2. редът и методите за извършване на конт-
рол на средства за измерване и редът за водене
на регистъра на одобрените за използване ти-
пове средства за измерване;
3. знаците, които удостоверяват резултатите
от контрола на средствата за измерване.