Държавен вестник, бр. 24, 2021 г., стр. 34

СТР.  34	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  24
конусовидния нагревател. 
8.1.2 
Ако изпитанието току-що е приключило, изпитвателната камера се проветрява с 
въздух, докато стане напълно чиста от дим, със затворена врата на изпитвателната 
камера и отворени както изпускателни, така и всмукателни вентилационни отвори. 
Проверете вътрешната страна на шкафа и почистете стените и опорната рамка, ако е 
необходимо (вж. точка 9.9 от стандарт ISO 5659 -2). Почиствайте лицата на оптичните 
прозорци вътре в камерата преди всяко изпитание. Апаратурата се оставя да се 
стабилизира, докато температурата на стената на камерата достигне диапазона 40 ± 5°C 
за изпитания с конус на радиатора при 25 kW/m2 или в диапазона 55 ± 5°C за изпитания с 
конус на радиатора при 50 kW/m2. Затворете входния клапан. 
8.1.3 
За изпитание на интумесцентни материали температурата на стената на 
камерата трябва да бъде в рамките на 50 ± 10°C за изпитания с конус на радиатора при 
25 kW/m2 или в рамките на 60 ± 10°C за изпитания с конус на радиатора при 50 kW/m2. 
Забележка: 
Ако температурата е твърде висока, изпускателният вентилатор 
може да се използва за изтегляне на по-хладен въздух от 
лабораторията. 
 
8.2 
Изпитания с пилотен пламък 
За изпитания с пилотен пламък, когато горелката е в правилното си положение, се 
включва захранването с газ и въздух и горелката се запалва, проверява се дебитът и, ако 
е необходимо, се регулират дебитите, за да се гарантира, че пламъкът е в съответствие 
с точка 7.3.6 от стандарт ISO 5659 -2. 
8.3 
Подготовка на фотометричната система 
Задайте нулата и след това отворете капака, за да зададете пълната степен на 100% 
отчитане на предаването. Затворете капаците отново и проверете и нулирайте нулата, 
ако е необходимо, като използвате най-чувствителния диапазон (0,1%) . Проверете 
отново настройката на 100%. Повторете последователността на операциите, докато се 
получат точни нулеви и 100% показания на усилвателя и записващото устройство, когато 
капаците се отворят и затворят. 
8.4 
Зареждане на образеца 
8.4.1 
Поставя се обвит образец, подготвен в съответствие с точки 4.3 и 4.4. 
Поставете държача и образеца върху опорната рамка под конуса на радиатора. 
Отстранете радиационния щит под конуса и едновременно с това стартирайте системата 
за записване на данни и затворете входния отвор. Вратата на изпитвателната камера и 
входният отвор се затварят непосредствено след началото на изпитанието. 
8.4.2 
Ако предварителните изпитания покажат, че пилотният пламък се изгасва, преди 
щитът да бъде отстранен, незабавно запалете пилотната горелка и едновременно с това 
освободете щита. 
8.5 
Изпитание за светлинна пропускливост 
8.5.1 
Записват се процентът на светлинна пропускливост и непрекъснатият период от 
време от началото на изпитанието (т.е. след като радиационния щит е бил отстранен). 
Ако е необходимо, прехвърлете обхвата на фотодетекторната усилвателна система към 
следващата десетица, така че да се избегнат отчитания на по-малко от 10% от пълната 
деформация. 
8.5.2 
Ако светлинната пропускливост спадне под 0,01%, покрийте прозореца за 
наблюдение във вратата на камерата и извадете удължителния филтър за обхвата от