Държавен вестник, бр. 46, 2007 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
§ 9. Създава се чл. 273а:
“Чл. 273а. (1) Срокът на валидност на пос-
ледващата проверка на партида водомери, из-
ползвани за комунални цели, може да бъде удъл-
жен, ако са налице условията за прилагане на
метода за статистически контрол и при провер-
ка на извадка от партидата са постигнати кри-
териите съгласно приложение № 15а.
(2) Методът за статистически контрол може
да бъде приложен, ако срокът на валидност на
предходната проверка на водомерите не е изте-
къл и са налице условията за групиране на во-
домерите в партида.
(3) Водомерите могат да бъдат групирани в
партида, когато:
1. имат едни и същи: производител, тип или
модификация или допълнение на типа, означе-
ние на типа съгласно удостоверението за одоб-
рен тип и знак за одобрен тип;
2. годината на производство на средствата
за измерване не се различава с повече от една
година;
3. имат едни и същи: номинален разход и
клас на точност;
4. се използват при еднакви работни условия
и условия на околната среда, включително во-
домерите да работят с вода с идентично или
сравнимо качество;
5. датата на предходната проверка за всички
средства за измерване се различава най-много
с една година.
(4) При демонтажа и транспортирането на
водомерите от извадката трябва да бъдат взе-
ти подходящи организационни и технически
мерки, които да възпрепятстват всяка наме-
са, водеща до промяна на техните технически
и метрологични характеристики. Независимо
от големината на извадката периодът на де-
монтаж и транспортиране трябва да е възмож-
но най-кратък и общо да не надвишава един
месец.
(5) Входът и изходът на водомерите от из-
вадката трябва да се запечатат непосредствено
след демонтажа им.”
§ 10. В чл. 322, ал. 2 думите “Максимално
допустимата грешка за минималното доставе-
но количество” се заменя с “Максимално до-
пустимата грешка за максималното доставено
количество”.
§ 11. В чл. 392, ал. 6 след думата “нивото” се
добавя “поне”.
§ 12. В чл. 395, ал. 1 думите “два пъти нарас-
тването” се заменят с “два пъти намаляване-
то”.
§ 13. Създава се чл. 495а:
“Чл. 495а. (1) Срокът на валидност на пос-
ледващата проверка на партида разходомери за
газ, използвани за комунални цели, може да бъде
удължен, ако са налице условията за прилагане
на метода за статистически контрол и при про-
верка на извадка от партидата са постигнати
критериите съгласно приложение № 15а.
(2) Методът за статистически контрол може
да бъде приложен, ако срокът на валидност на
предходната проверка на разходомери за газ не
е изтекъл и са налице условията за групиране
на разходомери за газ в партида.
(3) Разходомерите за газ могат да бъдат гру-
пирани в партида, когато:
1. имат едни и същи: производител, тип или
модификация или допълнение на типа, означе-
ние на типа съгласно удостоверението за одоб-
рен тип и знак за одобрен тип;
2. годината на производство на средствата
за измерване не се различава с повече от една
година;
3. имат едни и същи: означение, материал на
мембраната, тип на коректора на температура
(ако има такъв) и тип на коректора на налягане
(ако има такъв);
4. се използват при еднакви работни условия
и условия на околната среда;
5. датата на предходната проверка за всички
средства за измерване се различава най-много
с една година.
(4) При демонтажа и транспортирането на
разходомерите за газ от извадката трябва да
бъдат взети подходящи организационни и тех-
нически мерки, които да възпрепятстват вся-
ка намеса, водеща до промяна на техните тех-
нически и метрологични характеристики. Не-
зависимо от големината на извадката перио-
дът на демонтаж и транспортиране трябва да
е възможно най-кратък и общо да не надвиша-
ва един месец.
(5) Разходомерите за газ от извадката се
продухват с въздух или с инертен газ и входът и
изходът им трябва да се запечатат непосредст-
вено след демонтажа им.”
§ 14. Създава се чл. 675а:
“Чл. 675а. (1) Срокът на валидност на пос-
ледващата проверка на партида електромери,
използвани за комунални цели, може да бъде
удължен, ако са налице условията за прилагане
на метода за статистически контрол и при про-
верка на извадка от партидата са постигнати
критериите съгласно приложение № 15а.
(2) Методът за статистически контрол може
да бъде приложен, ако срокът на валидност на
предходната проверка на електромери не е из-
текъл и са налице условията за групиране на
електромерите в партида.
(3) Електромерите могат да бъдат групира-
ни в партида, когато:
1. имат едни и същи: производител, тип или
модификация или допълнение на типа, означе-
ние на типа съгласно удостоверението за одоб-
рен тип и знак за одобрен тип;
2. годината на производство на средствата
за измерване не се различава с повече от една
година;
3. имат едни и същи: основен ток, макси-
мален ток, предписано напрежение и клас на
точност;