Държавен вестник, бр. 13, 2018 г., стр. 109

БРОЙ  13	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  109  
 
4. Извеждане на синограма от 
точков източник 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Непрекъсната синограма 
с правилна форма 
Прекъсната или с неправилна 
форма синограма 
 
 
5. Хомогенност на 
трансверзален слой – 
корекция за отслабване на 
лъчението 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Корекция за 
отслабването на лъчение 
работи 
Корекция за отслабването на 
лъчение не работи 
 
6. Контраст в трансверзален 
слой 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
При отклонение до 10%  
от референтната 
стойност 
При отклонение над 15%  от 
референтната стойност 
плътни сфери на 
Jasczcak фантом в 
разсейваща среда 
7. Геометр.разд.способност в 
трансверзален слой – 
визуално с Jasczcak  фантом 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Визуално еднакъв образ с 
референтния образ 
При визуална разлика с 
референтния образ 
в разсейваща среда 
 
 
Таблица 4. Основни изпитвания на целотелеснотo скениране с гама камера 
 
Контролиран 
параметър 
Степен на 
компетентност* 
Минимална 
честота на 
контролиране 
Граници на 
нормална 
работа 
Граници на 
безопасна 
работа 
Забележка 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1. Еднаквост на механична и 
електронна скорост на 
скениране 
 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Визуално еднакви 
При визуална разлика на 
резултата от електронна и 
механична скорост 
 
2. Геометр.разд.способност 
паралелно и 
перпендикулярно на посоката 
на скениране 
 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Отклонение до 10% от  
техн.спесификация 
Отклонение над 10% от  
техн.спесификация 
 
3. Отслабване на лъчението 
от пациентната маса 
1 
пусково и  
на 6 месеца 
Отклонение до 10% от  
техн.спесификация 
Отклонение над 10% от  
техн.спесификация 
 
 
 
Таблица 5. Основни изпитвания на ПЕТ 
 
Контролиран 
параметър 
Степен на 
компетентност* 
Минимална 
честота на 
контролиране 
Граници на 
нормална 
работа 
Граници на 
безопасна 
работа 
Забележка 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1. Външен оглед за 
физически повреди 
1 
пусково и 
на 6 месеца 
Физическа цялост на 
гентри, конзола, 
правилен монтаж и 
закрепване на кабели, 
При нарушена физическа 
цялост на изброените 
компоненти на системата 
 
2. Показания за дата и час на 
компютрите 
 
1 
пусково и 
на 6 месеца 
Съответстват на 
действителните 
Не съответстват на 
действителните 
 
3. Изправност на аварийни 
бутони и сензори на натиск 
 
1 
пусково и 
на 6 месеца 
Лесно включване 
(задействане) 
Засечка при включване 
 
4. Електро-мех.задвижване 
на гентри и пациентна маса 
 
1 
пусково и 
на 6 месеца 
Плавно и непрекъснато 
действие 
с нисък механичен шум 
Увеличен шум или прекъсване 
при работа 
 
5. Програмирани движения 
на детектор и пациентна маса 
1 
пусково и 
на 6 месеца 
Точно изпълнение на 
зададените движения 
При отклонение в 
изпълнението на движенията 
 
6. Пространствена 
разделителна способност 
(FWHM) 
 
1 
пусково и 
веднъж 
годишно 
Отклонение от 
техн.спецификация до 
+5% 
При отклонение от техн.спе 
ификация  над +5% 
 
7. Чувствителност 
 
1 
пусково и 
веднъж 
годишно 
Отклонение от 
техн.спецификация до  
-5% 
При отклонение от 
техн.спецификация  над  -5% 
 
8. Фракции от истински  и от 
разсейване събития 
 
1 
пусково и 
веднъж 
годишно 
NECнабл  >  
NECтехн.спецификация 
SFнабл. <  1.05 
SFтехн.спецификация 
NECнабл  <  NECтехн.спецификация 
SFнабл. > 1.05 SFтехн.спецификация