Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 26

СТР.  26	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  22
3. ± 2 % от измереното количество за цялата 
измервателна система, свързана с маркуч с 
дължина, по-голяма от 5 m.
(2) Максималната дължина на маркуча 
трябва да бъде посочена в протокола от из­
питване и в удостоверението за одобряване 
на типа. 
(3) Стойностите по ал. 1 се прилагат и 
при първоначална проверка, извършвана в 
лабораторни условия.
(4) Максимално допустимите относителни 
грешки на показанието на маса в условия на 
функциониране при първоначална проверка 
на място или при последваща проверка са 
равни на ± 2 % от измереното количество за 
цялата измервателна система.
(5) Максимално допустимите грешки за 
минималното измерено количество са двойно 
по-големи от съответната стойност, опреде­
лена в ал. 4.
(6) Отклонението на минимално опреде­
лената маса (Emin) за измервателната система 
се дава с формулата:
Emin = 3 × Mmin/100,
където Mmin е минималното измерено ко­
личество.
(7) Отклонението на минимално опре­
делената маса е абсолютната стойност на 
максимално допустимата грешка. 
(8) Големината на максимално допустимата 
грешка за цялата система, изразена като абсо­
лютна грешка, за всяко измерено количество 
не трябва да е по-малка от отклонението на 
минимално определената маса.
(9) Грешката от повторяемост на разхо­
домера, изпитван при постоянен разход, за 
количества, равни или по-големи от 1000 
скални деления на разходомера, не трябва да 
бъде по-голяма от 0,6 %.
(10) Грешката от повторяемост на измер­
вателната система или на разходомера, из­
питвани при променливи условия на потока, 
за количества, равни или по-големи от 1000 
скални деления на разходомера, не трябва да 
бъде по-голяма от 1 %.
(11) Максимално допустимите грешки се 
отнасят за всички измервани газове, темпера­
тури и налягания, както и разходи, за които 
системата или разходомерът са одобрени.
(12) Измервателната система или разходо­
мерът трябва да изпълняват изискванията по 
време на изпитването без настройване.
Чл. 447к. Работният обхват на разходомера 
се задава от производителя и се определя от 
следните характеристики:
1. измервателен обхват, ограничен от ми­
нималния разход, Qmin, и от максималния 
разход, Qmax;
2. максимално налягане на газа, Pmax;
3. минимално налягане на газа, Pmin, ако 
е критично;
4. ако е подходящо, естеството и харак­
теристиките на газовете, които се измерват;
5. максимална температура на газа, Tmax;
6. минимална температура на газа, Tmin.
Чл. 447л. (1) Разходомерите могат да имат 
устройство за настройване, което позволява 
изменение на отношението между показаната 
и действителната маса на газа, преминала 
през разходомера.
(2) Когато устройството за настройване 
променя дискретно отношението, последова­
телните стойности на отношението не трябва 
да се отличават с повече от 0,001.
(3) Не се допуска настройването на разхо­
домера чрез байпаси.
Чл. 447м. (1) Разходомерите могат да са 
снабдени с коригиращи устройства, които 
се разглеждат като част от разходомера. В 
този случай изискванията към разходомера, 
включително тези за максимално допустимите 
грешки, се прилагат към коригираната маса. 
(2) При нормална работа на дисплея не 
трябва се посочва некоригираната маса.
(3) Не се допуска корекция на предвари­
телно изчисления дрейф.
Чл. 447н. (1) Измервателните системи 
трябва да са снабдени с цифрови показващи 
устройства. 
(2) Масата трябва да се показва на дисплея 
непрекъснато по време на измерване.
(3) Височината на цифрите на показващото 
устройство трябва да е равна или по-голяма 
от 10 mm.
Чл. 447о. (1) Измервателните системи тряб­
ва да са снабдени с устройство за нулиране 
на показанието за маса.
(2) Устройството за нулиране не трябва да 
позволява промяна на резултата от измерване, 
отчетен на показващото устройство за маса. 
(3) След започване на нулирането показва­
щото устройство за маса не трябва да показва 
резултат, различен от предходното измерване, 
докато нулирането не завърши.
(4) Измервателните системи не трябва да 
позволяват нулиране по време на измерване.
(5) Когато измервателната система включва 
показващо устройство за цена, то трябва да 
има устройство за нулиране.
(6) Устройството за нулиране на показва­
щото устройство за цена и на показващото 
устройство за маса трябва да бъдат констру­
ирани така, че нулирането на едното от тях да 
води автоматично до нулиране и на другото.
Чл. 447п. (1) Измервателна система с пе­
чатащо устройство не трябва да позволява 
разпечатване по време на измерване. Следващо 
измерване трябва да бъде възможно само след 
нулиране. При разпечатване величината, по­
казана на показващото устройство, не трябва 
да се променя.
(2) Ако измервателната система е проек­
тирана така, че регистрация на масата би 
могла да става без никакъв действителен