Държавен вестник, бр. 88, 2003 г., стр. 49

Б Р О Й  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  49
(2) Метрологичният надзор на лицата, кои-
то използват средства за измерване, се извърш-
ва чрез надзорни проверки.
Чл. 16. (1) Надзорна проверка на лица, кои-
то произвеждат или внасят средства за измер-
ване, се извършва, когато е налице основател-
но съмнение, че са пуснали на пазара или в
действие средства за измерване, които не съот-
ветстват на изискванията към тях.
(2) Надзорната проверка обхваща:
1. външен оглед на средството за измерване
за наличие на знаците от контрол по чл. 35 и
чл. 39, ал. 1 ЗИ и означенията върху тях съглас-
но наредбата по чл. 28 ЗИ;
2. проверка на техническата документация
за съответствие с одобрения тип средство за
измерване;
3. преценка на данните от извършена първо-
начална проверка на произведените или внесе-
ните средства за измерване;
4. подлагане на контрол в случаите по чл. 9.
Чл. 17. Надзорната проверка на лицата, кои-
то използват средства за измерване, обхваща:
1. външен оглед на средството за измерване
за наличие на знаците от контрол по чл. 35, чл. 39,
ал. 1 и чл. 43, ал. 1 ЗИ и означенията върху тях
съгласно Наредбата за средствата за измерване,
които подлежат на метрологичен контрол;
2. външен оглед и проверка за техническата
изправност и правилната употреба на средства-
та за измерване;
3. проверка за използването на средството
за измерване по предназначение;
4. при необходимост—подлагане на провер-
ка за съответствието на използваните средства
за измерване с изискванията за максимално
допустими грешки в употреба.
Чл. 18. (1) Главният директор на ГД “МН”
прави предложения до председателя на ДАМТН
за отменяне одобряването на типа на средства
за измерване, когато въз основа на:
1. резултати от метрологичен надзор, при
които са установени възможности за въздейст-
вие върху метрологичните характеристики на
средството за измерване в употреба;
2. данните, предоставени от лицата, които
извършват проверки на средства за измерване;
3. данните за резултатите от контрол, извър-
шен при метрологичния надзор;
4. данните за изпълнение на предписаните
при надзорна проверка коригиращи действия,
е видно, че са налице основанията по чл. 36,
ал. 1 ЗИ.
(2) Ако при анализа на данните по ал. 1 се
установи, че в случаите по чл. 36, ал. 1, т. 1 ЗИ
несъответствието на средствата за измерване
не влияе на метрологичните му характеристи-
ки и на използването му по предназначение,
главният директор на ГД “МН” заедно с пред-
ложението за отменяне на типа може да даде
мотивирано предложение средства за измерва-
не в употреба да се считат за одобрен тип.
Раздел V
Метрологичен надзор на лицата, които ремон-
тират средства за измерване
Чл. 19. (1) Метрологичният надзор на лица-
та, които ремонтират средства за измерване, се
извършва чрез наблюдение.
(2) Надзорна проверка при лицата, които
ремонтират средства за измерване, се извър-
шва, когато при метрологичен надзор на дру-
ги задължени лица са събрани данни за из-
вършено нарушение при ремонт на средства-
та за измерване.
(3) Надзорната проверка обхваща:
1. преглед на документи, от които се устано-
вява, че ремонтираните средства за измерване
са заявени за последваща проверка след ремонт;
2. преценка на данните от извършената пос-
ледваща проверка след ремонт;
3. проверка на наличните документи от из-
вършения ремонт;
4. оглед на ремонтираните средства за из-
мерване за извършване на допълнение или
модификация на одобрения тип по смисъла на
чл. 29, ал. 2 ЗИ;
5. спазването на условията за извършване на
сервиз и ремонт—за лицата, които ремонтират
електронни таксиметрови апарати с фискална
памет, съгласно изискванията на Наредба № 35
от 1999 г. за функционалните и техническите
изисквания към електронни таксиметрови апа-
рати с фискална памет (обн., ДВ, бр. 97 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 95 от 2000 г.);
6. спазването на условията за регистриране
за монтаж и/или ремонт—за лицата, които ре-
монтират тахографи.
(4) Когато при огледа по ал. 3, т. 4 възник-
нат съмнения, че при ремонта лицето променя
съответствието на средствата за измерване с
одобрения тип и/или с техническите и метроло-
гичните изисквания към тях, инспекторите под-
лагат на контрол ремонтираните средства за
измерване.
Раздел VI
Метрологичен надзор на лицата, оправомоще-
ни за проверка на средства за измерване
Чл. 20. (1) Метрологичният надзор на лицата,
оправомощени за проверка на средства за измер-
ване, се извършва чрез надзорни проверки.
(2) Метрологичният надзор включва поне две
планови надзорни проверки през първата годи-
на от оправомощаването и поне една планова
надзорна проверка през всяка следваща година
за срока на валидност на оправомощаването.
Чл. 21. (1) Надзорната проверка обхваща:
1. преглед на условията, при които се извър-
шват проверките, за съответствие с условията,
определени в заповедта за оправомощаване, и
преглед на функциониращата система за управ-