Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 36

СТР.  36	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  22
активност и поток алфа-частици, и комплект 
еталонни източници за бета-лъчение (90Sr/90Y, 
204Tl, 147Pm и 14C), калибрирани по величините 
активност и поток бета-частици.
(2) При метрологичен контрол на уредите 
за измерване на еквивалентна доза и мощност 
на еквивалентната доза и/или поток и плът­
ност на потока неутрони се използва еталонна 
уредба, която създава плътност на потока 
неутрони в обхват от 104 s-1.m-2 до 107 s-1.m-2.
(3) При метрологичен контрол на уредите за 
измерване на концентрация на радиоактивни 
аерозоли и газове във въздуха се използват 
специални еталонни радиоактивни източници 
във всеки конкретен случай. Тези източни­
ци трябва да са калибрирани в подходяща 
величина с разширена неопределеност, не 
по-голяма от ±7 %.“
§ 204. Създава се чл. 621а:
„Чл. 621а. (1) При изпитване за одобряване 
на типа и при първоначалната проверка на 
уредите за радиационен контрол се изследват:
1. измервателният обхват и линейността 
на показанията;
2. основната грешка;
3. статистическите флуктуации на пока­
занията;
4. зависимостта на показанията от енер­
гията на лъчението и ъгълът на облъчване 
(когато е приложимо);
5. нивата на сигнализация (когато е при­
ложимо).
(2) При последваща проверка на уредите за 
радиационен контрол се проверяват основната 
грешка и нивата на сигнализация (когато е 
приложимо).
(3) При последваща проверка след ремонт 
освен характеристиките по ал. 2 се проверяват 
и измервателният обхват и линейността на 
показанията.“
§ 205. В чл. 623 ал. 2 се отменя.
§ 206. Създава се чл. 623а:
„Чл. 623а. Системите за измерване на ин­
корпорираната в човешкото тяло активност, 
включително използваният софтуер, трябва 
да са защитени срещу непозволени действия, 
които водят до промяна на метрологичните 
им характеристики.“
§ 207. В чл. 625 след думата „всеки“ се 
добавя „идентифициран“.
§ 208. Член 627 се изменя така:
„Чл. 627. Защитата на измервания обект от 
естествения радиационен фон може да е пълна 
или частична. Защитата трябва да осигурява 
такова намаляване на фона на околната среда, 
че да се постигне декларираната минимална 
детектируема активност (MDA) за конкретните 
условия на измерване.“
§ 209. Член 628 се изменя така:
„Чл. 628. Системите за измерване на ин­
корпорираната в човешкото тяло активност 
трябва да носят следните означения:
1. наименованието и/или знака на произ­
водителя;
2. типа на системата;
3. идентификационния номер и годината 
на производство.“
§ 210. В чл. 629, ал. 2 се правят следните 
изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. минимална детектируема активност 
(MDA) за определени нуклиди при дадени 
условия на измерване;“.
2. В т. 6 след думите „форма на линията“ се 
поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 211. В чл. 630, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. разделителна способност, оценена по 
гама-линията 1332 keV на 60Co: да е по-малка 
или равна на 2,8 keV;“.
§ 212. В чл. 631 след думата „материал“ се 
добавя „при дадени условия на измерване“.
§ 213. Член 633 се изменя така:
„Чл. 633. (1) Първоначалната проверка на 
системите за измерване на инкорпорираната 
в човешкото тяло активност включва:
1. проверка на разделителната способност 
за 60Co и 57Co;
2. проверка на формата на линията; 
3. проверка на относителната ефективност;
4. проверка на отношението пик/комптън;
5. проверка на софтуера;
6. установяване с контролни източници 
на най-малко две стойности на скоростта 
на броене в различни енергийни интервали 
при определени и възпроизводими условия 
на измерване.
(2) Последващата проверка на системите за 
измерване на инкорпорираната в човешкото 
тяло активност включва:
1. проверка на разделителната способност 
за 60Co и 57Co;
2. проверка на формата на линията;
3. проверка на относителната ефективност;
4. проверка на отношението пик/комптън;
5. проверка на възпроизводимостта на 
установените с контролни източници при 
първоначалната проверка две стойности на 
скоростта на броене при определените условия 
на измерване.
(3) Системите за измерване на инкор­
порираната в човешкото тяло активност се 
представят за проверка след извършване на 
необходимите за работата им настройки.“
§ 214. Член 634 се изменя така:
„Чл. 634. Използваният при изследванията 
сравнителен материал (фантом) трябва да 
е сертифициран и да са посочени следните 
характеристики:
1. тип на фантома – модулен, торс, цяло 
тяло;
2. възможност за моделиране на човешки 
тела с различни размери и геометрии;
3. използвани радионуклиди, разположение, 
хомогенност, вид (точкови или др.) и брой на 
модулите;
4. срок на годност.“
§ 215. Създава се чл. 634а: