Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 60

СТР.  60	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
(2) Устройствата за заснемане на скоросто­
мери за средна скорост се изпитват по ал. 1, 
т. 2 – 5.
(3) При полеви тест на скоростомер за 
средна скорост се измерва базовото разстоя­
ние, грешката на измерване на скоростта, 
проверяват се монтажът на устройствата за 
заснемане, начинът и методът за синхрони­
зация на времето.
Чл. 431. (1) Първоначалната проверка 
включва:
1. проверка на контролните точки на диаг­
рамата на излъчване на антената за радарни 
скоростомери;
2. проверка на честотния обхват за радарни 
скоростомери;
3. грешката на измерване на скоростта 
при симулиране на сигнал и при полеви тест;
4. проверка на излъчваната мощност;
5. грешката на измерване на разстоянието 
до пътното превозно средство – за лазерни 
скоростомери.
(2) Първоначалната проверка за скоросто­
мери за средна скорост се извършва на мястото 
на монтаж. Измерва се базовото разстояние, 
грешката на измерване на скоростта, проверя­
ват се монтажът на устройствата за заснемане 
и начинът за синхронизацията на времето.
Чл. 432. (1) Последващата проверка включ­
ва:
1. проверка на контролните точки на диаг­
рамата на излъчване на антената, за радарни 
скоростомери;
2. проверка на честотния обхват за радарни 
скоростомери;
3. грешката при измерване на скоростта 
при симулиране на сигнал и при полеви тест;
4. грешката на измерване на разстояние­
то до пътното превозно средство за лазерни 
скоростомери.
(2) При полеви тест на скоростомер за 
средна скорост се проверяват маркировката 
на базовото разстояние, контролните точки 
и монтажът на устройствата за заснемане.
Раздел XXVII 
Анализатори за алкохол в дъха
Чл. 433. Анализаторите за алкохол в дъха 
са средства за измерване, предназначени да се 
използват за определяне на концентрацията 
на етилов алкохол в издишвания от белите 
дробове въздух.
Чл. 434. Анализаторът за алкохол в дъха 
трябва да е конструиран така, че да гаран­
тира максималната допустима грешка без 
настройване в продължение на 6 месеца след 
първоначалното му пускане в действие.
Чл. 435. (1) Анализаторът за алкохол в 
дъха трябва да извършва измерване само ако 
взетата проба се приема за представителна 
по отношение на издишания от белите дро­
бове въздух.
(2) Анализаторът за алкохол в дъха не 
трябва да отчита резултат при прекъсване на 
потока на издишания въздух или при наличие 
на алкохол в горните дихателни пътища.
(3) Анализаторът за алкохол в дъха трябва 
да изписва съобщение за грешка, ако едно или 
повече от следните условия не са изпълнени:
1. издишан обем: по-голям или равен на 
1,2 l;
2. дебит: по-голям или равен на 0,1 l/s;
3. време на издишване: по-голямо или 
равно на 3 s.
Чл. 436. (1) Преди всяко измерване анали­
заторът за алкохол в дъха трябва да посочва 
автоматично, че е готов да извърши правилно 
измерване. 
(2) Измерването не трябва да се извършва, 
ако автоматичната проверка покаже, че то се 
извършва неправилно.
Чл. 437. (1) Анализаторите за алкохол в дъха 
трябва да бъдат проектирани и произведени 
така, че техните грешки да не надвишават 
максималните допустими грешки при темпе­
ратура на заобикалящата среда, определена 
от производителя.
(2) Анализаторите за алкохол в дъха трябва 
да са предназначени да работят в пространства 
със значителна или висока степен на вибра­
ции и удари и при атмосферно налягане от 
860 hPa до 1060 hPa.
Чл. 438. Влиянието на електромагнитно 
смущение трябва да е такова, че изменението 
на резултата от измерване да не е по-голямо 
от максималната допустима грешка.
Чл. 439. (1) Анализаторът за алкохол в дъха 
трябва да показва резултата от измерването 
в mg/l.
(2) Анализаторът за алкохол в дъха може 
да показва резултата от измерване в промили 
„‰“ съгласно приложение № 29.
Чл. 440. Обхватът на измерване на кон­
центрацията на етиловия алкохол трябва да 
е от 0 mg/l до най-малко 2 mg/l.
Чл. 441. Максималните допустими греш­
ки на анализаторите за алкохол в дъха при 
одобряване на типа, първоначална проверка 
и проверка след ремонт трябва да отговарят 
на изискванията по приложение № 30.
Чл. 442. Максималните допустими греш­
ки на анализаторите за алкохол в дъха при 
последващи проверки трябва да отговарят на 
изискванията по приложение № 30.
Чл. 443. Разделителната способност трябва 
да е най-малко 0,01 mg/l в режим на измерване 
и да е равна на 0,001 mg/l при метрологичен 
контрол.
Чл. 444. Стандартното отклонение за всич­
ки масови концентрации трябва да бъде по-
малко или равно на една трета от максимал­
ните допустими грешки.
Чл. 445. Анализаторите за алкохол в дъха 
се предоставят на пазара и/или се пускат