Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 96

СТР.  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  23
в) да позволява възстановяване на всички 
данни от измерване, показвани непосредствено 
преди смущението.
3.1.3. Критичната стойност на изменение е 
по-малката от следните две стойности:
а) количеството, което съответства на поло-
вината от стойността на МДГ в горната зона на 
измервания обем,
б) количеството, което съответства на МДГ 
за количеството, което съответства на 1 минута 
при максималния разход.
3.2. Влияние на смущенията в потока, въз-
никващи преди и след разходомера за газ.
При условията на монтиране, определени от 
производителя, влиянието на смущенията в по-
тока не трябва да надвишава една трета от МДГ.
4. Издръжливост
След провеждане на подходящо изпитване, 
при което се взема под внимание периодът от 
време, определен от производителя, трябва да 
са изпълнени следните критерии:
4.1. Разходомери клас 1,5
4.1.1. Изменението на резултата от измерване 
след провеждане на изпитване за издръжливост, 
сравнен с резултата от първоначалното измерване, 
за разходи в обхвата от Qt до Qmax не трябва да 
надвишава резултата от измерването с повече 
от 2 %.
4.1.2. Грешката на показанието след провеж-
дане на изпитването за издръжливост не трябва 
да надвишава два пъти МДГ, определена в т. 2.
4.2. Разходомери клас 1,0
4.2.1. Изменението на резултата от измерване 
след провеждане на изпитване за издръжливост, 
сравнен с резултата от първоначалното измерва-
не, не трябва да надвишава една трета от МДГ, 
определена в т. 2.
4.2.2. Грешката на показанието след провеж-
дане на изпитването за издръжливост не трябва 
да надвишава МДГ, определена в т. 2.
5. Пригодност
5.1. Разходомер за газ, захранван от електриче-
ската мрежа (за променлив или постоянен ток), 
трябва да бъде снабден с аварийно захранващо 
устройство или с други средства, за да се осигури 
запазване на всички измервателни функции по 
време на прекъсване на основния източник на 
захранване.
5.2. Захранващият източник със специално 
предназначение трябва да има експлоатационен 
период най-малко 5 години. След изтичане на 
90 % от неговия експлоатационен период трябва 
да се появява предупредително съобщение.
5.3. Показващото устройство трябва да има 
достатъчен брой цифри, за да се осигури, че 
количеството, преминаващо в продължение на 
8000 часа при Qmax, не връща цифрите към тех-
ните начални стойности.
5.4. Разходомерът за газ трябва да може да се 
монтира да работи във всяка позиция, посочена 
от производителя в инструкцията му за монтаж.
5.5. Разходомерът за газ трябва да има устрой-
ство за проверка, което да позволява изпитването 
да се извършва за приемливо време.
5.6. Разходомерът за газ трябва да отговаря 
на МДГ за всяка посока на потока или само в 
една ясно означена посока на потока.
6. Единици за измерване
Измерваното количество се представя в ку-
бични метри или в килограми.
Специфични изисквания към коригиращите 
устройства за обем
Коригиращото устройство за обем предста-
влява възел, когато е заедно с дадено средство 
за измерване, с което е съвместимо.
Към коригиращото устройство за обем се при-
лагат съществените изисквания към разходомера 
за газ, където са приложими. Допълнително се 
прилагат и следните изисквания:
7. Базови условия за преобразуване на ко-
личествата
Производителят определя базовите условия 
за преобразуване на количествата.
8. МДГ за коригиращите устройства за обем са:
а) 0,5 % при температура на заобикалящата 
среда 20 °C ± 3 °C, влажност на заобикалящата 
среда 60 % ± 15 %, номинални стойности на 
захранващото напрежение;
б) 0,7 % за коригиращи устройства по темпера-
тура при предписани условия на функциониране;
в) 1 % за други коригиращи устройства при 
предписани условия на функциониране.
При определяне на МДГ на коригиращите 
устройства за обем не се взема под внимание 
грешката на разходомера за газ.
При коригиращите устройства за обем не 
се допуска използване на МДГ за системно 
облагодетелстване на която и да е от страните, 
участващи в сделката.
9. Пригодност
9.1. Електронното коригиращо устройство за 
обем трябва да е в състояние да открива и показва 
кога се работи извън работния обхват (обхва-
ти), определен от производителя, за параметри, 
които се отнасят за точността на измерване. В 
такъв случай коригиращото устройство трябва 
да спре да интегрира преобразуваното количе-
ство и може отделно да сумира преобразуваното 
количество за времето, когато е работило извън 
работния обхват.
9.2. Електронното коригиращо устройство за 
обем трябва да може да показва всички необхо-
дими данни за измерването без допълнително 
оборудване.
Пускане в действие и оценяване на съответ-
ствието
10. Пускане в действие:
а) измерването за битови нужди се извършва 
с разходомери от клас 1,5 и клас 1,0, при които 
съотношението Qmax/Qmin е равно на или по-го-
лямо от 150;
б) измерването за търговска употреба и/или 
за употреба в леката промишленост се извършва 
с разходомери от клас 1,5;
в) лицето, което доставя газ, или лицето, 
което е законово оправомощено да монтира 
разходомера за газ, определя обхвата по т. 1.2 и 
1.3, като гарантира, че разходомерът е подходящ 
за точното измерване на консумацията, която е 
предвидена или се предвижда.
Оценяване на съответствието
Процедурите за оценяване на съответствието, 
от които производителят може да избира, са:
B + F или B + D или H1.