Държавен вестник, бр. 80, 2006 г., стр. 22

С Т Р .  22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
Когато електромерът работи в различни тем-
пературни обхвати, се прилагат съответните стой-
ности на МДГ.
9. Допустим ефект от смущения.
9.1. Тъй като електромерите са директно свър-
зани към захранването от мрежата и поради това,
че токът в захранващата мрежа също е една от
измерваните величини, за електромерите се из-
ползва специална електромагнитна среда.
9.1.1. Електромерът отговаря на изискванията
за електромагнитна среда Е2 и на допълнителни-
те изисквания на 9.2 и 9.3.
9.1.2. Електромагнитната среда и допустимите
ефекти отразяват положение, при което има дъл-
готрайни смущения, които не оказват влияние
върху точността извън критичните стойности на
измененията и преходните смущения, които биха
могли да причинят временно влошаване или загу-
ба на функциите или работата, но от които елект-
ромерът се възстановява.
9.1.3. Метрологичните характеристики на елек-
тромера трябва да са защитени, когато има пред-
видима висока степен на риск от атмосферно пре-
напрежение (мълнии) или преобладават надзем-
ни електропреносни мрежи.
9.2. Ефект от дълготрайни смущения.
Таблица 3
Критични стойности на промяна при
дълготрайни смущения
Критични стойности
на измененията
Смущение
в % за класовете
електромери
A
B
C
Обратна последова-
телност на фазите
1.5
1.5
0.3
Дисбаланс на напре-
жението (отнася се
единствено за много-
фазни електромери)
4
2
1
Хармониците в токо-
вите вериги(1)
1
0.8
0.5
DC и хармонична
функция на токовите
вериги (1)
6
3
1.5
Бързопреходни
импулси
6
4
2
Магнитни полета; HF
(излъчвани радиочес-
тоти) електромагнит-
но поле; смущения,
причинени от радио-
честотни полета и
устойчивост на треп-
тящи вълни
3
2
1
(1) При електромеханичните електромери не
са определени критични стойности на изменения-
та за хармониците в токовите вериги и за DC и
хармониците в токовите вериги.
9.3. Допустим ефект от преходни електромаг-
нитни явления
9.3.1. Ефектът от дадено електромагнитно сму-
щение върху електромера е такъв, че по време и
веднага след смущението всеки резултат, предназ-
начен за изпитване точността на електромера, не
предизвиква импулси или сигнали, съответства-
щи на енергия, по-голяма от критичната стойност
на измененията, и след необходимото време след
смущението електромерът:
—се възстановява за работа в границите на
МДГ;
—запазва всички измервателни функции;
—позволява възстановяване на всичките налич-
ни данни от измерванията преди смущението;
—не отчита изменението в регистрираната
енергия, по-голяма от критичната стойност на
промяна.
Критичната стойност на изменението в kWh е
m•Un•Imax•10-6, където “m” е броят на измервател-
ните елементи на електромера, Un във волт и Imax
в ампер.
9.3.2. При тока на претоварване критичната
стойност на изменението е 1,5 %.
10. Под номиналното работно напрежение по-
ложителната грешка на електромера не трябва да
е повече от 10 %.
11. Показващото устройство за цялата енергия
трябва да има достатъчен брой цифри, за да може,
когато електромерът работи 4000 часа при пълно
натоварване  (I = Imax, U = Un и PF = 1), показани-
ето да не се връща до първоначалната си стойност
и да не се нулира по време на работа.
12. В случай на прекъсване на електрозахран-
ването измереното количество електроенергия се
запазва налично за период най-малко 4 месеца.
13. При подаване на напрежение, когато в токо-
вата верига не протича ток (токовата верига трябва
да е отворена верига), електромерът не отчита енер-
гия при напрежения между  0.8 Un и 1.1 Un.
14. Електромерът се пуска и продължава да
отчита при Un, PF = 1 (многофазен електромер с
уравновесени товари) и ток, равен на Ist.
15. Измерената електроенергия се показва в
киловатчаса (kWh) или мегаватчаса (MWh).
16. Пускане в действие.
16.1. Измерването за битова употреба се извър-
шва с електромери от клас А. За специфични цели
може да изисква използване на  електромери от
клас В.
16.2. Измерването за търговска употреба и/или
за употреба в леката промишленост се извърш-
ва с електромери от клас В. За специфични цели
може да изисква използване на  електромери от
клас С.
16.3. Лицето, което доставя, или лицето, което
законово е оправомощено да монтира средството
за измерване, следва да определи обхвата на тока,
като гарантира, че то е подходящо за точно измер-
ване на консумацията, която е предвидена или се
предвижда.