Държавен вестник, бр. 86, 2017 г., стр. 103

БРОЙ  86	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  103  
3.2.4. За нуждите на СО се изгражда покривна 
конструкция пред входа за временно спиране с 
цел осигуряване на достъпа за постъпващи и 
напускащи СО амбулаторни пациенти. 
3.2.5. Обозначаването на СО е на български 
език и трябва да бъде ясно от всички възможни 
страни на достъпа до входа, като се допуска 
многоезично обозначение при СО с голяма 
натовареност. 
3.2.5.1. При обозначаването на СО на няколко 
езика освен на български единият език задъл-
жително е английски.
3.3. Изисквания към групиране на зоните и 
функционалните взаимовръзки в СО:
3.3.1. За нуждите на адекватно функциониране 
на СО се създава функционално групиране на 
елементите, както следва: вход/зона за регистра-
ция (регистратура)/триаж; зона за ресусцитация 
(шокова зала); зона за преглед/спешна терапия; 
зона за консултации; административна зона. 
3.3.2. Като място за основна концентрация на 
персонала на СО се определя работната станция, 
която трябва да бъде разположена в близост до 
зоната за ресусцитация и зоната за преглед/
спешна терапия. 
3.3.3. Функционалната зона вход/зона за ре-
гистрация (регистратура)/триаж е насочена към 
началната презентация на спешния пациент и 
болнични административни функции. 
3.3.4. Необходимо е осигуряване на достъп от 
административната зона към клинико-терапев-
тичните зони, без това да нарушава клиничната 
функция на СО. 
3.3.5. Сервизните зони за поддръжка трябва 
да бъдат разположени и ориентирани така, че 
да осигуряват улеснен достъп до СО. 
3.4. Изисквания към легловата база:
3.4.1. Легловата база в СО се осигурява с 
подходящо медицинско оборудване под формата 
на: стационирана на определения пациентен пост 
пациентна количка, пациентен тролей/носилка/
количка, пациентна кушетка или пациентен 
стол, специализирани за разполагане върху тях 
на спешни пациенти с цел улеснено извършване 
на спешни медицински дейности.
3.4.2. Легловата база в зона 3 се осигурява 
посредством стандартно болнично легло. 
3.4.3. Допуска се осигуряване на допълнително 
специфично леглово оборудване в зависимост 
от нуждите на конкретните спешни пациенти и 
профила на СО – специализирана процедурна 
маса, операционна маса, акушерско легло, ги-
некологичен стол/кресло, реанимационно легло, 
процедурна вана и др. 
3.5. Изисквания към осветлението:
3.5.1. Всеки пост в клинико-терапевтичните 
зони трябва да бъде оборудван със светлинен 
източник за улеснен преглед с фокусирана свет-
лина с най-малко 150 mm поле на осветяване, с 
минимална светлинна мощност 30 000 lux. 
3.6. Изисквания към сервизните панели:
3.6.1. Всеки пост в клинико-терапевтичните 
зони трябва да бъде оборудван със сервизен па-
нел със следните минимални базови изисквания:
3.6.1.1. За зона за ресусцитация (шокова зала) 
за всеки реанимационен пост: 3 извода за кис-
лородна инсталация под налягане, 2 извода за 
инсталация за сгъстен въздух, 3 извода за аспи-
рационна система, 16 извода за електрозахранва-
не, подсигурени с аварийно електрозахранване, 
1 съоръжение за закрепване (шина, колона, 
включително поставки за таванен или стенен 
монтаж) на медицинско реанимационно оборуд-
ване (мониторна, вентилаторна, аспирационна и 
инфузионна техника), подвижна преграда (пара-
ван, завеса) за визуална изолация на пациента 
при разположение на поста в общо помещение.
3.6.1.2. За зона за преглед/спешна терапия за 
всеки пост: 2 извода за кислородна инсталация 
под налягане, 1 извод за инсталация за сгъс-
тен въздух, 2 извода за аспирационна система, 
8 извода за електрозахранване, подсигурени с 
аварийно електрозахранване, 1 съоръжение за 
закрепване (шина, колона, включително поставки 
за таванен или стенен монтаж) на медицинско 
реанимационно оборудване (мониторна, венти-
латорна, аспирационна и инфузионна техника), 
подвижна преграда (параван, завеса) за визуална 
изолация на пациента при разположение на поста 
в общо помещение.
3.6.1.3. За процедурна зала/гипсовъчна зала за 
всеки пост: 2 извода за кислородна инсталация 
под налягане, 1 извод за инсталация за сгъстен 
въздух, 1 извод за аспирационна система, 8 извода 
за електрозахранване, подсигурени с аварийно 
електрозахранване, 1 съоръжение за закрепване 
(шина, колона, включително поставки за таванен 
или стенен монтаж) на медицинско реанима-
ционно оборудване (мониторна, вентилаторна, 
аспирационна и инфузионна техника), подвижна 
преграда (параван, завеса) за визуална изолация 
на пациента при разположение на поста в общо 
помещение.
3.6.2. Всички сервизни панели в СО трябва 
да бъдат окомплектувани с оборудване за кис-
лородотерапия – флоуметър, с оборудване за 
кислородоподаване и аспирационно оборудване 
със съответните задължителни елементи за 
функциониране.
3.7. Изисквания към медицинските физиоло-
гични монитори:
3.7.1. Всеки пост в клиничнико-терапевтичните 
зони и в зоната за наблюдение трябва да бъде 
оборудван с медицински монитор с осигурена 
по възможност свързаност в централна систе-
ма с минимални изисквания за наблюдение на 
следните физиологични параметри: постоянна 
мониторна ЕКГ, неинвазивно артериално наля-
гане – NIBP, периферна кислородна сатурация 
на хемоглобина – SpO2, телесна температура.
3.8. Изисквания към слаботоковите и силно-
токови инсталации:
3.8.1. В СО се изисква изграждане/наличие 
на слаботокови и силнотокови инсталации, 
задоволяващи следните нужди: оповестителна 
система за всички зони с възможност за зоно-
ва дивергенция на повикване – тип интерком; 
стандартна телефонна комуникационна система; 
пациентна повиквателна система за всеки паци-
ентен пост; осигуряване на условия за пренос на 
данни за нуждите на болнична информационна 
система, интернет апликации, система за пренос