Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 7

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  7  
превозното средство от неправилната посока 
трябва да се генерира съобщение за грешка 
или везните не трябва да показват или да 
отпечатват данни от измерването;
15. не трябва да показват или да отпечат­
ват данни за масата на превозното средство, 
едноосово натоварване или за натоварването 
върху група оси, ако превозното средство е 
преминало през устройството за приемане на 
товара при скорост извън обхвата на работната 
скорост, без да се генерира ясно съобщение, 
че резултатите не са проверени; работната 
скорост трябва да се показва и отпечатва в 
km/h, закръглена до най-близката цяла стой­
ност, като част от всеки запис от измерване 
на масата на превозното средство;
16. софтуерът, използван във везните, из­
мерващи в движение, трябва да бъде инста­
лиран така, че той да не може да се променя, 
без да се наруши неговата защита или без 
идентификационен код, сигнализиращ про­
мени в софтуера;
17. да бъдат произведени и монтирани така, 
че да се сведат до минимум всички неблаго­
приятни ефекти от условията на монтаж върху 
резултата от измерване; ако някои условия 
на монтаж могат да се отразят на процеса 
на измерване, това трябва да бъде посочено 
в удостоверението за одобрен тип; монтажът 
на везните, измерващи в движение, трябва 
да отговаря на изискванията на съответната 
инструкция на производителя.
Чл. 22. (1) Върху везните, измерващи в 
движение, задължително трябва да са нане­
сени видимо, четливо и незаличимо следните 
надписи:
1. име или лого на производителя;
2. тип на везните;
3. сериен номер на везните (върху всяко 
устройство за приемане на товара, ако е 
приложимо);
4. предупреждението „Да не се претеглят 
течни продукти“, ако е приложимо;
5. максимална скорост на превозното сред­
ство по време на измерване в km/h;
6. посока на измерване, ако типът на вез­
ните, измерващи в движение, не е одобрен за 
двупосочно измерване;
7. стойност на скалното деление за статич­
но натоварване в kg или t, ако е приложимо;
8. захранващо напрежение, V;
9. честота в Hz;
10. температурен интервал в °C, ако той е 
различен от минус 10 °C до 40 °C;
11. идентификация на софтуера, ако е 
приложимо;
12. клас на точност за масата на превоз­
ното средство;
13. клас на точност за едноосово натовар­
ване, ако е приложимо;
14. клас на точност за натоварването върху 
група оси, ако е приложимо;
15. максимален товар, Max = kg или t;
16. минимален товар, Min = kg или t;
17. стойност на скално деление, d = kg
или t;
18. максимална работна скорост, vmax = km/h;
19. минимална работна скорост, vmin = km/h;
20. максимален брой оси на превозното 
средство Amax = , където е приложимо.
(2) Маркировките по ал. 1 се поставят 
в близост до показващото устройство или 
върху него.
Чл. 23. (1) Освен посочените в този раздел 
изисквания електронните везни, измерващи в 
движение, трябва да отговарят и на следните 
изисквания:
1. да бъдат проектирани и произведени така, 
че да не надвишават максималната допустима 
грешка при условия на функциониране;
2. да бъдат проектирани и произведени 
така, че когато бъдат изложени на смущение:
а) да не възникват значителни допълни­
телни (груби) грешки, или
б) да разпознават значителните допълни­
телни (груби) грешки и да реагират на тях;
3. при възникване на значителна допъл­
нителна (груба) грешка везните, измерващи 
в движение, трябва:
а) автоматично да се изключват, или
б) да имат визуален или звуков сигнал, 
който трябва да продължи, докато не бъде 
отстранена грешката или докато не се намеси 
операторът;
4. във времето на загряване на електронната 
везна, определено от производителя, везните 
не трябва да показват или предават резултати 
от измерване и да блокират автоматичния си 
режим на работа;
5. везните трябва да бъдат оборудвани с 
комуникационен интерфейс, който позволява 
свързването им към външни устройства, и 
потребителски интерфейс, който позволява 
обмен на информация между оператора и 
везните; интерфейсът не трябва да оказва 
влияние върху точното функциониране на 
везните и не трябва да влияе на техните 
метрологични функции;
6. комуникационният интерфейс и потреби­
телският интерфейс не трябва да позволяват 
неразрешено въздействие върху софтуера и 
функциите от законово значение, както и 
върху данните от измерване, причинено от 
свързаните устройства или смущение, въз­
действащо върху интерфейса.
(2) Допълнителните (груби) грешки по 
ал. 1, т. 2, които са по-малки или равни на 
1 d, са допустими независимо от стойността 
на грешката на показанието.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 2 могат да 
се прилагат по избор на производителя от­
делно за:
1. всяка отделна причина за значителна 
допълнителна (груба) грешка, или