Държавен вестник, бр. 52, 2003 г., стр. 3

Б Р О Й  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  3
(2) При везни без спомагателни показващи
устройства стойността на реалното скално де-
ление трябва да бъде равна на стойността на
проверочното скално деление.
(3) При везни със спомагателни показващи
устройства стойността на проверочното скално
деление трябва да бъде по-голяма от едно реал-
но скално деление и по-малка или равна на 10
реални скални деления. Стойността на прове-
рочното скално деление в този случай трябва
да е от реда 1 Ч 10к g, с изключение на везните
от специален клас на точност със стойност на
реалното скално деление, по-малка от 10-4 g, и
със стойност на проверочното скално деление,
равна на 10-3 g.
Чл. 10. (1) Спомагателно показващо устрой-
ство могат да имат само везни, които са с един
обхват на измерване, наричани еднообхватни,
от специален или висок клас на точност.
(2) Минималният товар на везните по ал. 1
се определя чрез заместване стойността на про-
верочното скално деление със стойността на
реалното скално деление в третата колона на
таблицата в приложение № 1.
(3) Максималният товар на везни от специ-
ален клас на точност може да бъде по-малък
от 50 000 проверочни скални деления, когато
стойността на реалното скално деление е по-
малка от 10-4 g.
Чл. 11. (1) Везните могат да имат и повече
от един обхват на измерване, ако обхватите са
означени ясно върху тях.
(2) Всеки обхват на везните по ал. 1, нарича-
ни многообхватни, трябва да се определя съг-
ласно чл. 10, ал. 2 и 3.
(3) Когато отделните обхвати имат различни
класове на точност, везната трябва да съответ-
ства на изискванията за най-високия клас на точ-
ност, в който попада обхватът на измерване.
Чл. 12. (1) Везните с един обхват на измерва-
не могат да имат отделни частични обхвати на
измерване и се наричат многоинтервални.
(2) Многоинтервалните везни не могат да
имат спомагателни показващи устройства.
(3) Всеки частичен обхват на измерване i,
където i е поредният номер на частичния обх-
ват на многоинтервална везна с r частични об-
хвата, се определя чрез:
1. собствена стойност на проверочното скал-
но деление, като собствената стойност на всеки
следващ интервал е по-голяма от собствената
стойност на предходния интервал;
2. собствен максимален товар, като макси-
малният товар на последния частичен обхват
трябва да е равен на максималния товар на
везната;
3. собствен минимален товар, като собстве-
ният минимален товар на първия частичен об-
хват трябва да е равен на минималния товар на
везната и собственият минимален товар на все-
ки следващ интервал да е равен на собствения
максимален товар на предходния интервал.
(4) Всички стойности на масата са стойнос-
ти на нетото независимо от стойността на из-
ползваната тара.
(5) Характеристиките на частичните обхва-
ти са определени в приложение № 2.
(6) Частичните обхвати трябва да имат съ-
щия клас на точност, какъвто е класът на точ-
ност на везната.
Чл. 13. (1) При прилагане на процедурите по
оценяване на съответствието грешката на по-
казанието не трябва да бъде по-голяма от мак-
симално допустимата грешка на везната, опре-
делена в приложение № 3.
(2) При везни с цифрово показание грешка-
та на показанието трябва да бъде коригирана с
грешката от закръгляване.
(3) Максимално допустимите грешки се от-
насят за всички възможни стойности на нетото
и тарата, с изключение на стойността на пред-
варително зададената тара.
(4) За везните в употреба максимално допус-
тимите грешки са удвоените стойности на мак-
симално допустими грешки по ал. 1.
Чл. 14. (1) Резултатите от измерване на вез-
ната трябва да бъдат повторяеми и възпроизво-
дими независимо от използваните показващи
устройства или методи за уравновесяване.
(2) Резултатите от измерване на везната не
трябва да зависят от промяната на положение-
то на товара върху устройство за приемане на
товара.
(3) Везната трябва да е чувствителна и да ре-
агира на малки изменения на масата на товара.
Чл. 15. Везните от висок, среден и обикновен
клас на точност, които при използване могат да
бъдат денивелирани, не трябва да бъдат чувстви-
телни на денивелацията, която може да същест-
вува, при условие че са нормално инсталирани.
Чл. 16. (1) Везните трябва да съответстват
на метрологичните изисквания в температур-
ния обхват, даден от производителя. Интерва-
лът на температурния обхват трябва да бъде
най-малко:
1. за везни от специален клас на точност—5°С;
2. за везни от висок клас на точност—15°С;
3. за везни от среден и обикновен клас на
точност—30°С.
(2) Когато производителят не е задал друг
температурен обхват, везните трябва да съот-
ветстват на метрологичните изисквания в обх-
вата от минус 10 до 40°С.
Чл. 17. (1) Везните, които се захранват от
електрическата мрежа, трябва да съответстват
на метрологичните изисквания при промяна на
напрежението в нормални граници.
(2) Везните, които се захранват от батерии,
трябва да сигнализират, когато напрежението
се понижи под необходимия минимум, и да
продължават да работят правилно или да се
изключват автоматично.
Чл. 18. Електронните везни, с изключение
на везните от специален и висок клас на точ-
ност, на които стойността на проверочното